MAGIVÉTISME TERRESTRE. 11 



I est rcnregislreur magnétique placé clans une cave sous le petit pavillon 

 magnétique de TObservaloire; c'est l'appareil dont la déclinaison est ren- 

 seignée dans les Annales et dans le Bulletin de TObservaloire. 



II désigne un appareil placé dans le grand pavillon magnétique. L'aimant 

 est un petit cylindre d'acier (fragment d'une grosse aiguille cNlindri(|ue) 

 (longueur = 84 mil!imèlres;diamèire= 1 '"'",4 ; poids=l«'",2o). Son moment 

 magnéti(|ue est environ '/vo du momeni de l'aimant 1. Pour atténuer autant 

 qu'il esl possible l'action du mouvemeni de l'air sur le petit aimant II, cet 

 aimant a été muni d'une enveloppe, solidaire avec lui, et de révolution par 

 rapport à la verticale du fil de suspension (*). Celte enveloppe est ici une 

 spbère en celluloïde, d'un diamètre de 8o millimèlres, traversée suivant un 

 diamèlre par un petit tube (diamèlre = 12 millimèlres) dans lequel esl placé 

 l'aimant. Un pelit miroir (dis(|ue de 12 millimètres de diamèlre) ferme d'un 

 côté le lube el fait corps avec la surface de la s|)bère. Le volume intérieur 

 compris entre la surface intérieure de la sphère et la surface extérieure du 

 lube, est, pour empêcher les mouvements de l'air intérieur, occupé par de 

 légers llocons d'ouate, rares et dilatés, tenus fixés à la surface sphérique 

 interne par un peu de gomme. Le poids de la sphère munie de son tube est 

 de 26 grammes. Celle sphère esl suspendue, au moyen d'un fil de plaliuc 

 (longueur = 1 mètre; diamèlre = '/a.! miHiinèlre), au centre d'une boite 

 cubicpie en cuivre, de 10 cenlimèlres de coté. Un tube de verre verlical, de 

 1 mètre de longueur, est fixé au cenire de la face supérieure de la boite. 

 Cetle face esl percée d'un Irou (|ui permet le passage du fil de platine, 

 contenu dans le lube el fixé à sa partie supérieure. La boite repose par trois 

 vis calantes sur un pilier. Le sol de la salle est voûté. 



Une paroi verticale de la boile, celle (|ui regarde le nord magnétique, est 

 remplacée par une glace. La sphère étant placée, dans la position de délor- 

 sion du fil, de manière que le pelit miroir regarde le nord magnétique (il y 

 a, au sommet du tube en verre, un chapeau auquel est suspendu le fil, et 



{*) Je ne pense pas que ce moyen, qui annule le moment de rotation d'un courant d'air, 

 ait été déjà employé. 11 peut y avoir inU-rct à le signaler au point de vue des procédés 

 d'observation du magnétisme et ilu diamagnétisme. 



