DES HAUTEURS DU BAROxMEÏRE. 5 



nombres relatifs aux intensités figurant dans les tableaux particuliers de 

 chaque année, jusqu'en 1849, n'expriment pas des valeurs absolues; 

 l'uniié devrait représenter la pression exercée par le poids d'une livre 

 anglaise sur la plaque. Mais la difficulté de faire marcher l'instrument avec 

 précision ne permettait de regarder ces évaluations que comme approxi- 

 matives [Annales, t. YI, p. 17). Des expériences faites et disculées avec 

 beaucoup de soin, en 1850, par M. Beaufort, alors attaché à l'Observa- 

 toire, ont permis, à partir de cette année, d'estimer en kilogrammes les 

 intensités du vent enregistrées par l'anémomètre. 



J'exposerai ici les résultats numériques de ce travail dont il m'a été 

 donné communication. Dans ses recherches, M. Beaufort s'était proposé de 

 déterminera quelle pression en kilogrammes correspond chacun des nom- 

 bres 1, 2, 5, 4, 5, 6...., consignés aux tableaux particuliers des inten- 

 sités. A cet efl'et, il fit usage d'un mode de traction directe des poids sur 

 l'appareil. Mais il chercha d'abord, par des expériences nombreuses et 

 variées, à se rapprocher du mode d'action ordinaire du vent sur l'appa- 

 reil , tout en ayant égard aux conditions dans lesquelles celui-ci fonctionne 

 ordinairement. Ayant atteint à ce résultat, il détermina ensuite par la 

 traction directe de poids, les pressions en kilogrammes correspondant aux 

 nombres 4, 5, 6...., des tableaux particuliers des intensités du vent. Quant 

 aux intensités 1 , 2, 5, elles correspondent à des vents très-faibles sous 

 l'action desquels la plaque de l'anémomètre ne bouge pas ordinairement; 

 les pressions en kilogrammes auxquelles ces intensités équivalent, ne pu- 

 rent donc être déterminées directement. Dans les relevés des indications de 

 l'anémomètre que l'on efTectue chaque jour à l'Observatoire, les faibles 

 intensités 0, 1 , 2, o, se déduisent des amplitudes des petites oscillations 

 de la girouette sous l'action de ces vents faibles, comparées à celles que 

 la girouette décrit incessamment sous l'action des vents forts qui mettent 

 la plaque en mouvement. Pour convertir ces intensités en kilogrammes, 

 M. Beaufort ne put donc, comme il le dit dans son travail, que se laisser 

 guider par l'idée comparative qu'il s'était faite des intensités de ces vents 

 très-faibles, dans les relevés des indications anémométriques qu'il avait 

 effectués fréquemment. 



