SUR LA CAPILLARITÉ. hi!) 



d'un côté un manomètre, de l'autre un tube capillaire coudé : des robinets 

 permettaient d'établir ou d'interrompre à volonté la communication du vase 

 avec le tube ou avec le manomètre, et par suite de régler le dégagement des 

 bulles d'air. 



Quant à moi , je me bornais à verser de l'eau en excès dans le manomètre , 

 et à laisser le dégagement des bulles continuer librement jusqu'à ce que 

 l'équilibre s'établît de lui-même. Or, ainsi que je l'ai déjà dit, j'ai reconnu que 

 parfois l'air, par suite de sa vitesse acquise, s'échappait en trop grande quan- 

 tité, d'où il arrivait que le liquide remontait dans le tube capillaire après 

 le dégagement de la dernière bulle. Pour éviter cet effet, aussitôt que le 

 dégagement des bulles avait cessé, je le faisais renaître un instant en versant 

 quelques gouttes d'eau seulement dans le manomètre. Cependant j'ai cru 

 reconnaître que ce moyen était insuffisant, et j'ai substitué à mon premier 

 appareil un autre d'une disposition un peu différente , analogue à celle (pie 

 j'ai décrite plus haut (p. 123). 11 consiste dans un flacon à trois tubulures 

 {[ifj. 7), dans lesquelles sont mastiqués trois tubes; le premier est un mano- 

 mètre recourbé deux fois, le second un tube droit descendant jusqu'au fond 

 du flacon , et le troisième un tube capillaire également coudé deux fois. Après 

 avoir entièrement rempli l'appareil d'eau , on le retourne dans une cuve à 

 eau en y faisant plonger les extrémités ouvertes du manomètre et du tube 

 droit, et par ce dernier l'on introduit le gaz dans le flacon. Ensuite , en bou- 

 chant ce tube avec le doigt, on retire l'appareil sans que le gaz puisse 

 s'échapper ni l'air rentrer dans son intérieur. 



Pour observer avec l'appareil ainsi rempli de gaz, il suffit de faire plonger 

 le tube capillaire dans un liquide et de verser de l'eau par le tube droit jus- 

 qu'à ce que le dégagement des bulles se produise. La hauteur soulevée dans 

 ce tube ainsi que dans le manomètre, convenablement corrigée, mesure alors 

 la hauteur capillaire. On a ainsi dans le tube et dans le manomètre coudé 

 deux hauteurs qui se contrôlent mutuellement; mais l'indication du mano- 

 mètre est plus sûre, parce (pie l'on n'a à craindre ni erreur de réfraction, 

 ni erreur de capillarité. C'est pourquoi j'ai ajouté ce manomètre , dont à la 

 rigueur on pourrait se passer. 



Les premières observations ont été faites avec un tube capillaire dont la 

 Tome XXX. 17 



