134 RECHERCHES 



Quoi qu'il en soit, nous no pouvons admettre que la méthode d'observa- 

 tion de Simon donne toujours, avec différents gaz, les mêmes résultats, et des 

 observations comparatives que nous avons faites immédiatement Tune après 

 l'autre avec l'air et l'hydrogène, nous devons conclure au moins (pie l'em- 

 ploi de l'hydrogène peut amener des phénomènes étrangers à celui que l'on 

 considère, et qui ne se présentent point quand on emploie Pair. 



Il était plus important, au point de vue de la sûreté de la méthode, de 

 s'assurer de l'influence de la pression du gaz, plutôt «pie de l'influence de sa 

 nature. J'avais dans ce but disposé l'appareil de la manière suivante (fig. 9) : 



In flacon à trois tubulures À reçoit l'air comprimé par le tuyau T d'une 

 pompe foulante. Les deux autres tubulures portent deux, tubes t, t', qui vont 

 s'attacher au moyen de tuyaux de caoutchouc, ou mieux de tuyaux de cuivre 

 mastiqués, l'un au manomètre à eau et à boules m, l'autre au tube capil- 

 laire C; celui-ci pénètre dans un second flacon à trois tubulures B, renfer- 

 mant de l'eau. Aux deux autres tubulures de ce flacon sont attachés le tube 

 l" qui s"adaple au manomètre à eau m, et le tube t" 1 fixé au manomètre à 

 mercure M. Ce dernier est formé d'un petit flacon à deux tubulures dans 

 lesquelles pénètrent et sont mastiqués, deux tubes, l'un D de l m de hauteur 

 ci recourbé à la partie supérieure, l'autre D' qui doit avoir une hauteur 

 proportionnée aux pressions sous lesquelles on veut pouvoir observer. Ce 

 manomètre peut avoir à mesurer des pressions inférieures aussi bien que 

 supérieures à une atmosphère. 



L'appareil étant ainsi disposé, si l'on veut observer avec de l'air comprimé, 

 on foule lentement par le tuyau T de l'air dans le flacon A ; cet air passe dans 

 le flacon B par le manomètre m, dont il refoule la colonne d'eau dans la 

 houle b, et par le tube capillaire c. Quand la différence de pression dans les 

 deux flacons est devenue assez petite, la colonne d'eau du manomètre m re- 

 descend dans les branches, et le passage de l'air dans le flacon B ne se fait 

 plus que par petites bulles à travers le tube capillaire. Quand ce dégagement 

 de bulles s'arrête, on mesure la hauteur de la colonne d'eau soulevée dans le 

 manomètre et qui, diminuée de la profondeur du bas du tube au-dessous du 

 niveau du flacon, doit mesurer la hauteur à laquelle l'eau s'élèverait dans le 

 tube, si la méthode de Simon est exacte sous toutes les pressions. On peut en 



