n RECHERCHES 



samment cylindriques. Je reconnus que Ton pouvait y arriver en soufflant 

 dans le tube en même temps qu'on l'étiré. On obtient ainsi des tubes bien 

 réguliers sur une longueur de 1 à 2 décimètres, ce qui me suffisait, et de plus, 

 remarquablement circulaires; aucun d'eux, observés au microscope, ne m'a 

 présenté d'elliplicité sensible. Afin de pouvoir faire sur ces tubes quelques 

 séries d'expériences, sans crainte de les briser, je les mastiquai dans un tube 

 plus large, qui leur servait d'enveloppe. 



J'adoptai dans ces expériences le procédé d'observation le plus simple , 

 qui consiste à faire communiquer le tube avec un vase assez large pour (pie 

 la surface du mercure y fût un plan horizontal. Je pris pour cela des frag- 

 ments de tubes de quatre à cinq centimètres de diamètre, et, à une extré- 

 mité, je mastiquai un bouchon à travers lequel passaient cinq bouts de tubes 

 recourbés. Enfin, sur ces tubes je raccordai, au moyen de tuyaux en caout- 

 chouc , les tubes capillaires. Il ne restait plus qu'à fixer ceux-ci bien vertica- 

 lement, à verser du mercure dans l'appareil, et à viser successivement au 

 cathétomètre le niveau dans le tube large et dans les cinq tubes capillaires. 

 J'avais songé d'abord à un autre genre d'appareil, qui paraissait débarrasser 

 l'observation de deux causes possibles d'erreurs, savoir : les impuretés qui 

 peuvent se déposer à la surface du mercure , et la couche d'air adhérente aux 

 parois du tube. Pour éliminer ces deux causes , j'imaginai de construire de 

 longs thermomètres d'environ quatre-vingts centimètres de hauteur. En appor- 

 tant à cette construction tous les soins nécessaires à la fabrication d'un ther- 

 momètre de précision, on peut être certain que la tige et le mercure sont 

 parfaitement purgés d'air et de toute impureté. .Mais j'avais à craindre une 

 cause d'erreurs très-puissante , et qui consisterait dans le dépôt par le souffle 

 d'une couche de matière grasse sur la surface intérieure du tube. Pour éviter 

 cette source d'irrégularités, je pris des tubes parfaitement propres, qui 

 n'avaient pas encore été débouchés; j'en fermai une extrémité à la lampe, et 

 à l'autre je colai , toujours à la lampe et sans l'aide de la bouche, un tube 

 terminé par une forte boule de verre; ce fut en dilatant l'air de cette boule 

 que je soufflai dans le verre même du tube capillaire une série de petites 

 boules , lesquelles constituèrent mon réservoir. — Les personnes initiées à 

 Cari du souffleur à la lampe, reconnaîtront dans l'opération précédente celle 



