ISOCLINIQUES ET 1SODYINAMIQUES. 



PREMIERE PARTIE. 



INCLINAISON. 



Observations préliminaires. — L'appareil dont je me suis servi pour la 

 détermination de l'inclinaison est une boussole d'inclinaison construite d'après 

 le modèle de Gambey; elle a été faite par M. Secretan, à Paris. La longueur 

 de l'aiguille est de 190 millimètres, l'épaisseur de 2 millimètres et le dia- 

 mètre du limbe du cercle vertical de 191 millimètres. Les divisions de ce 

 limbe indiquent les dix minutes; deux verniers, diamétralement opposés et 

 fixés sur la cage en verre qui met l'aiguille à l'abri du vent, permettent d'es- 

 timer la minute. Les deux couteaux ou supports sur lesquels l'aiguille repose 

 sont faits en cristal de roche. Les divisions du cercle des azimuts, lequel 

 porte un niveau fixe, sont de vingt en vingt minutes : le vernier nous permet 

 d'y lire les demi -minutes. Tout l'appareil est construit en cuivre rouge. 

 Il est inutile, du reste, d'entrer dans le détail des pièces qui composent cet 

 instrument suffisamment connu. 



La méthode que j'ai suivie dans mes expériences est la méthode ordi- 

 naire ou directe. Ayant orienté l'instrument par une petite boussole qui 

 n'en fait pas partie, j'étais cette boussole, je posais l'aiguille d'inclinaison 

 sur ses pivots, après les avoir bien essuyés ainsi que l'axe de l'aiguille, avec 

 de la moelle de sureau bien sèche. Je notais les moyennes des deux lectures 

 des divisions correspondant aux deux bords de l'aiguille ; je dérangeais cette 

 aiguille et je faisais une seconde lecture de la même manière. Je répétais 

 ainsi trois ou quatre couples de lectures, dont je notais les moyennes pour en 

 tirer une seule moyenne définitive, qui est celle de six ou huit lectures. Je 

 faisais la même chose en tournant le cercle de 1 80°, et puis , en renversant 

 l'axe sur ses pivots et en tournant de nouveau le cercle de 4 80°, la moyenne 



