ii8 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DÉTERMINER 



échanges successifs, comme nous l'avons déjà dit, amènent un certain étal 

 stable, ou à peu près tel, qui doit être pris pour point de départ de la re- 

 cherche du coelïïcient. 



Le défaut d'équilibre des gros aimants est un inconvénient grave pour les 

 appareils de variations, qui nécessitent les corrections relatives à la tempé- 

 rature. M. Lamont a remarqué, avec deux thermomètres, dont l'un était placé 

 à l'air, et l'autre enfermé dans un prisme de fer creux de 11 lignes d'épais- 

 seur, des différences de périodes d'un quart ; les points extrêmes du second 

 arrivaient deux heures plus tard que ceux du premier. 



Lloyd, en renfermant ainsi un thermomètre dans un tube, prenait la 

 moyenne des indications de cet appareil et du thermomètre découvert placé 

 prés de l'instrument magnétique; mais nous ne savons quelle est la valeur 

 de cette moyenne. Pour connaître la variation d'intensité à un dixième près, 

 il faut apprécier la température à ^ près en degrés Réaumui*. 



Ces observations démontrent une fois de plus que les aimants de dimen- 

 sions réduites offrent des avantages incontestables sur les gros aimants. 



172. Nous nous bornons ici (n" 163) à montrer l'introduction des coelïi- 

 cients de température, par l'exemple de la formule de M. Lamont (n° 135), 

 sans insister sur d'autres exemples. Ces corrections doivent évidemment 

 s'appliquer aux formules du numéro 121, i)our l'appareil à oscillations, et 

 à celle qui expriment les valeurs de /l et F, (n"' 137 et suivants). Nous 

 arrêter davantage sur ces exemples, ce serait, croyons-nous, grossir inuti- 

 lement ce travail, déjà peut-être trop volumineux, et que l'on trouvera sans 

 doute susceptible d'une condensation considérable?... 



