l;20 PROCEDES SUIVIS POUR DETERMINER 



fil d'argent, la seconde, par des fils de soie. Toutes deux sont placées de 

 champ; le point de suspension de la première est à peu près au milieu de sa 

 longueur; celui de la seconde est au tiers, et elle est munie d'un contre- 

 poids curseur, pour la maintenir horizontale. 



La première porte un trait fin sur toute sa longueur; ce trait est observé 

 au moyen de deux micromètres à réticules installés au-dessus des extré- 

 mités. Un fil d'argent tendu horizontalement sous les foyers des micromètres, 

 et prolongé dans la salle, où est tracé le méridien du lieu, donne la décli- 

 naison absolue. 



Plus tard, à cause de la difficulté d'avoir des lames minces bien droites, 

 Coulomb a proposé un aimant plat plus épais, posé dans un étrier, et por- 

 tant à chaque extrémité un anneau de cuivre ou d'argent avec un fil diamé- 

 tral de soie ou d'argent pour donner la direction de l'axe de l'aiguille. On 

 procède alors par retournement, et la bissectrice de l'angle formé par les 

 deux positions de l'axe donne la direction de l'axe magnéUque de l'aiguille , 

 et par suite celle du méridien (n° 75). 



L'instrument des variations porte à l'une de ses extrémités une petite 

 placpie d'argent avec un trait, au-dessus duquel on amène le réticule d'un 

 micromètre, dont le vernier donne les minutes. 



Si les variations observées sont assez rapprochées pour ne pas s'élever à 

 plus de 30 minutes, les di\isions du micromètre pourront servir de mesure 

 aux angles décrits par l'axe magnétique de l'aimant; mais si, par chemine- 

 ment, elles s'écartaient davantage du point de repère auquel on voudrait les 

 rapporter, 3 degrés, par exemple, les divisions représenteraient les tangentes 

 de ces angles. 



Dans les deux appareils, les aimants sont protégés par des cages de bois 

 contre les agitafions de l'extérieur, notamment de l'air. Ces cages sont munies 

 de glaces dans les parties où le passage de la lumière est utile. 



175. Ces principes de construction se retrouvent dans les boussoles de 

 déclinaison de Gambey, avec quelques modifications. L'aimant des varia- 

 tions et celui de la déclinaison absolue sont suspendus, au milieu de leur 

 longueur, par un assemblage de fils de soie (*). Les appareils de Gambev 



(') Becquerel, Traité d'élecl. et de iiiagn., t. VII. Atlas. 



