LES ÉLEMEÎNTS DU MAGNETISME TERRESTRE. 



183 



(|uolques secondes suffisent, parce que, à de rares exceptions près, les 

 aimants sont toujours calmes; et comme la variation de l'intensité ne pro- 

 duit pas d'oscillation, on peut se passer des plaques modératrices ou des 

 aimants modérateurs dont l'usage est difficile. 



Au-dessous des trois lunettes, et sur le même pied, s'en trouve une qua- 

 trième, c'est la lunette de sûreté que l'on dirige sur la mire fixe pour vérifier 

 la position générale du pilier. 



Le pilier de la lunette et celui de l'instrument de déclinaison sont en face 

 l'un de l'autre dans la diiection du méridien magnétique; le piliei- de l'instru- 

 ment d'intensité est à droite, et celui de l'inclinaison est à gauche, de manière 

 à ce que l'aiguille d'intensité est déviée de 50 à 60 degrés, et celle d'incli- 

 naison de 20 à 30. (Voir fig. SI.) 



263. Comme les mouvements de l'aiguille d'intensité et de celle d'incli- 

 naison dépendent du mouvement du méridien, celui-ci doit être noté, et 

 soustrait pour connaître les variations de l'intensité et de l'inclinaison. Pour 

 exprimer ces variations , le journal d'observation est ainsi libellé : 



Pour l'intensité et l'inclinaison, le mot lecture signifie le nombre donné 

 réellement par l'échelle; le mot position est le nombre qui aurait été lu si le 

 méridien magnétique n'avait pas varié. 



La position de l'intensité est égale à la lecture de l'intensité, moins la lec- 

 ture de la déclinaison; — la posilion de l'inclinaison est égale à la lecture de 

 l'inclinaison, moins la lecture de la déclinaison. — Il est bien entendu que 

 les divisions de chaque échelle doivent être réduites en divisions angulaires. 



