LES ÉLÉMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE. 18a 



l'alidade; celle-ci portait, en outre, une petite lunette. Aujourd'hui 3L La- 

 mont se sert d'un grand théodolite représenté figures 53, 54, 55, 56. 



Sur le pied PP est assujetti un cercle divisé KK (fig. 54), portant une 

 alidade avec deux microscopes MM' (fig. 53), et la règle de déviation AB. 

 Sur celle-ci est appliqué un support niohile avec la boite de l'aimant ;;f/, la 

 lunette F et son contre-poids Q. 



La figure 54 montre la coupe du pied P et du cercle K; la figure 55 

 montre l'alidade et la règle AB avec leur axe conique fg qui doit passer dans 

 la boîte ce (fig. 54), et venir s'appuyer sur la traverse hk. Cette traverse 

 peut être un peu élevée ou abaissée au moyen d'une vis de rappel s; on 

 règle sa hauteur de telle sorte que le cône fg i)uisse se mouvoir sans toute- 

 fois ballotter, ce qu'il faut de temps à autre vérifier. 



L'axe est ajusté au milieu de la règle, ainsi qu'un manchon destiné à 

 porter les microscopes et leur vis micrométrique, et à servir de point d'appui 

 aux étançons Im, l'm' qui empêchent très - efficacement la flexion de la 



règle. 



L'un des microscopes est en vue sur la figure 53; ils glissent verticale- 

 ment dans leurs douilles pour être mis au point convenable à la vue de l'ob- 

 servateur, et sont ensuite fixés par des vis de pression. Les douilles font 

 partie d'étriers munis aussi de rappels, pour placer d'abord les microscopes, 

 à la distance angulaire d'environ 180" l'un de l'autre; on achève de les y 

 mettre par de petits mouvements micrométriques formés par des crémaillères 

 dont le pas correspond à 10 minutes, et par une vis dont la tête mesure la 

 minute, et permet d'apprécier un dixième. 



Les petits mouvements du manchon sont produits par la vis micromé- 

 trique g appliquée à l'extrémité du bras dd. Une spirale contenue dans le 

 tube /sert de contre-pression; et quand l'appareil est au point, on le cale 

 par la vis //. 



Au-dessus de la règle, et toujours au milieu, s'applique l'appareil magné- 

 tique mobile. Le support est retenu par les vis de pression u et v (fig. 56); 

 il soutient : 1» la boîte dans laquelle est suspendu un petit aimant composé 

 de 4 lames, avec son miroir; 2« la lunette F munie d'un prisme à réflexion 

 totale r pour éclairer le réticule, et 3" le contre-poids Q de la lunette. 

 Tome XXXVII. 24 



