186 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DETERxMINER 



Ainsi la règle est liée à l'alidade, et le support peut à volonté tourner 

 indépendamment de l'alidade, avant d'être calé par les vis de pression. 

 L'aimant qui l'orme un angle de 45" avec son miroir est donc dirigé per- 

 pendiculairement ou parallèlement à la règle, suivant (pie la lunette est 

 dans la position représentée figure 56, ou dans la position de la ligne ponc- 

 tuée CD. 



Celte construction facilite beaucoup l'installation exacte du théodolite. 

 Soit a. l'angle de la mire avec le méridien magnétique , compté du nord à 

 l'ouest; soit c la lecture du vernier de l'alidade quand on vise cette mire 

 avec la règle; celle-ci sera perpendiculaire au méridien quand on aura placé 

 le vernier au point du cercle c — ^«4- 90; et elle sera parallèle au méridien 

 en amenant le vernier au point c — a. 



Le supj)ort de la Ijoite magnétique sera, dans les deux cas, dans une bonne 

 direction, quand il amènera la lunette perpendiculaire au miroir : alors il y 

 a coïncidence entre le réticule et son image réfléchie par le miroir. Dans 

 cette condition l'aiguille est perpendiculaire à la règle, quand celle-ci est 

 dirigée de l'est à l'ouest, et parallèle à la règle quand celle-ci va du nord 

 au sud. 



266. Il s'agit de placer l'appareil magnétique bien verticalement pour 

 que le milieu de l'aiguille corresponde au centre du cercle, et au milieu de 

 la règle. A cet effet, la plaque qui forme le fond de la boîte ne touche le 

 support qu'en un point placé à l'arrière; en avant sont deux vis calantes, 

 et entre celles-ci un ressort, diamétralement opposé au point d'appui fixe; 

 ils forment ensemble un axe mobile , et l'on comprend aisément que les 

 deux vis calantes peuvent faire pencher l'appareil en avant et en arrière; 

 tandis qu'une seule le fera pencher de côté. Ce système de rappels est très- 

 rapide. 



267. L'annulation de la torsion est un travail assez laborieux, d'autant 

 plus que les aiguilles sont plus petites. La torsion est assez considérable au 

 commencement; mais à la fin elle diminue à cause de l'imparfaite élasticité 

 du fil; au bout d'une heure déjà, le changement est sensible. On rend 

 l'erreur très-faible par une ou deux révolutions dans le sens indiqué par la 

 déviation. 



