LES ÉLÉME^iTS DU MAGNETISME TERRESTRE. 187 



La correction rigoureuse ne se trouve qu'au moyen de déviations : il faut 

 détcrminor l'arc de déviation, et chercher quelle serait l'indication du ver- 

 nier si la torsion n'existait pas. On place le théodolite dans cette position, et 

 l'on fait tourner le fil de suspension jusipi'à ce que le réticule coïncide avec 

 son image. 



• Si, outre les positions du vcrnier correspondantes aux déviations, on lit 

 celle qui correspond à la direction naturelle de l'aimant mohile, on aura tous 

 les éléments nécessaires pour évaluer la torsion dans le calcul de l'intensité; 

 et les modifications survenues dans l'intervalle pourront toujours être corri- 

 gées. Remarquons ici que si, théoriquement, la torsion, grande ou petite, 

 n'a jamais d'influence sur la mesure de l'intensité, l'imparfaite élasticité du 

 fil ne permet pas de négliger une torsion trop considérahle. 



268. Pour expérimenter, on ne place pas l'aimant immédiatement sur la 

 règle, mais sur un chariot (fig. 59); et les distances sont mesurées par deux 

 index placés sous les loupes P et Q. Lorsque la règle est dirigée dans le 

 sens est-ouest, l'aimant est fixé dans la position NS; dans le sens nord-sud, 

 il est placé suivant N'S'. On le serre au moyen des vis cdef. 



269. On sait que M. Lamoxt a fait de nomhreuses excursions magnéti- 

 ques, tant dans le royaume de Bavière, que dans plusieurs parties de l'Alle- 

 magne, et dans le sud-ouest de l'Europe. Son théodolite de voyage ressemble 

 à celui que nous venons de mentionner; seulement il est de dimensions plus 

 petites; l'aimant est un peu plus grand et sert en même temps à mesurer la 

 déclinaison; la règle de déviation est plus courte, et les déviations observées 

 ne comportent qu'une seule distance. Voici les plus importantes modifications 

 que le docteur Lamont a introduites dans l'appareil pour ses expéditions de 

 4856 et 1857 en Espagne. 



Le cercle K (fig. 57) est immobile sur le pied F; l'alidade AA est mobile 

 et porte la boîte de l'aimant ainsi que la lunette. L'axe EE de l'alidade est 

 conique et repose dans une douille conique ; son extrémité inférieure était 

 autrefois soutenue par un ressort; ce dernier est remplacé par une traverse 

 rigide uo, contre lequel l'axe est pressé par le ressort ff. Une vis de pres- 

 sion bb permet de régler la position de la traverse de telle sorte que l'axe 

 remplisse exactement sa douille conique, et ne puisse pas y ballotter. Cette 



