188 PROCÉDÉS SLIVIS POUR DETERMINER 



condition est essentielle, car autrement le retournemeut de l'aimant de dévia- 

 tion changerait la position de raiguille libre. Or les formules que nous avons 

 exposées supposent que le centre de celle-ci est toujours au même point de 

 la règle, pendant que l'aimant de déviation est changé de place. 



La lunette est sur un axe horizontal de 3 '/^ pouces de long, dont les 

 deux tourillons sont maintenus dans leurs coussinets par les ressorts llll. 

 On donne à la lunette un mouvement vertical au moyen de la vis S. La 

 figure S?*"* montre la lunette du côté de l'oculaire, avec son prisme à réflexion 

 totale p, pour éclairer le réticule. Celui-ci est composé de deux gros fils pa- 

 rallèles c(I, ef; on vise entre ces deux fils. Par exemple, on pointe le bord 

 du disque solaire entre les deux fils, ou bien l'on observe le passage sur l'un 

 et sur l'autre. 



270. Les théodolites sont ordinairement pourvus de deux boîtes^ dans 

 l'une desquelles on peut retourner l'aimant, et dans l'autre point; M. Lamont, 

 étant assuré de l'invariabilité de l'aiguille, ne se servait que de cette der- 

 nière : cette assurance était fondée sur une expérience de plusieurs années. 

 Les déviations sont observées quatre fois à une seule distance. Les déflec- 

 teurs compensés A et B ont été employés plus souvent que les aimants de 

 déviation proprement dits, pour mesurer l'intensité : ils sont appliqués à la 

 même boîte, et n'ont besoin d'être retournés qu'une fois, de sorte que l'ob- 

 servation est complète après deux opérations. Les figures 58 et 59 représen- 

 tent la forme des déflecteurs et la manière dont ils se placent; ils sont en 

 bois verni, et les aimants sont protégés par des boîtes de laiton recouvertes 

 de blanc, contre l'action directe du soleil. 



Les parties essentielles d'un déflecteur compensé, représentées dans les 

 figures 58 et 59, comportent deux étriers de laiton cd, c'iV vissés sur la règle 

 de bois AB, et aux(|uels sont fixés les aimants M et 31'. Chaque aimant est 

 double, c'est-à-dire composé d'un premier aimant trempé au bleu, et à grand 

 coeflicient de température, et d'un second trempé raide à faible coefficient, 

 réuni au premier avec les pôles intervertis, sans retoucher : ils sont séparés 

 par une cale de laiton, ou par les étriers mômes cd ou c'd'. 



Pour mesurer l'intensité, on place le déflecteur sur la boîte de l'aimant, 

 comme l'indique la figure 58 : on observe deux déviations de l'aiguille libre, 



