LES ÉLÉMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE. 189 



l'une à l'est, l'autre à l'ouest du méridien magnétique, ce que l'on obtient 

 par une rotation de 480° du déflecteur. Une déviation représente la moyenne 

 arithmétique de deux déviations du même côté par un aimant ordinaire. 



271. Les déflecteurs facilitent la détermination des constantes magnéti- 

 ques; mais ils ne donnent point la torsion du fil, et l'on ne peut pas les 

 soustraire à l'excentricité de l'aiguille. Quand même les deux aimants com- 

 pensés seraient exactement d'égale intensité , la déviation varie dés que Ton 

 penche l'appareil et que l'aiguille libre n'est plus centrée. 



La condition d'égalité n'étant qu'approximative au commencement, et des 

 pertes de force ayant nécessité des corrections au système des compensa- 

 teurs, ces circonstances donnèrent lieu à des essais qui j)rouvèrent que les 

 erreurs n'étaient pas graves, même en donnant à l'aiguille libre des écarts 

 plus grands que ceux auxquels elle est ordinairement exposée. 



272. La figure 60 représente la boîte que l'on place sur le théodolite 

 pour observer les oscillations. Le fil de suspension est renfermé dans le 

 tube rr, et attaché à une anse légère qui supporte l'aiguille, et qui est tra- 

 versée par une cheville ab pour l'empêcher de tourner. Cette boite n'a pas 

 besoin d'être fixée à l'alidade du théodolite; on la place simplement sur le 

 pied et les oscillations sont comptées à l'œil. 



273. Pour mesurer l'azimuth du soleil, un petit instrument de passage, 

 représenté par les figures 61 et 62, est placé sur le théodolite. La figure 61 

 est une vue de côté sans les microscopes : aa est l'axe de rotation de la 

 lunette F , et G son contre-poids. H est une vis de pression pour centrer cet 

 instrument sur l'alidade AA du théodolite; // est un niveau à bulle d'air. Les 

 vis de rappel b (fig. 62) servent à placer l'axe dans la position horizon- 

 tale. 



Le cercle divisé R'R' (fig. 61 et 62) est adapté à la lunette F, ainsi que 

 les deux microscopes MM et WW (fig. 62); de sorte que l'on a, à la fois, l'azi- 

 muth et la hauteur, sur les cercles RK (fig. 57) et R'R' (fig. 61 et 62). 

 Pour assurer l'horizontalité des microscopes, on se sert d'un niveau à bulle 

 d'air posé sur de petites plates-formes EE' (fig. 62). 



274.. L'appareil est placé sur un trépied formé de tubes de laiton repré- 

 senté figure 63. Le théodolite est posé sur le triangle abc qui assemble les 



