190 . PROCEDES SUIVIS POUR DÉTERMINER 



trois pieds par les vis dd, d'd', d"d" : l'un des pieds h vis du support F 

 (fig. ()0) pénètre dans une cavité a; le second pied dans la mortaise h, et le 

 troisième sur la face plane c. 



Pour les observations on recherche un endi-oit découvert d'où l'on puisse 

 apercevoir plusieurs clochers ou d'autres points saillants, pouvant servir de 

 mires. On note d'abord les lectures du cercle qui correspondent à ces mires. 



La boîte magnétique est ensuite vissée à l'alidade; on lit la division du 

 cercle qui correspond à la déclinaison, ou direction du méridien magné- 

 tique : le réticule de la lunette doit coïncider avec son image dans le miroir 

 de l'aimant. 



Aux stations ordinaires, on détermine l'intensité à l'aide des déflecteurs M 

 et M' (fig. 58). Une déviation de déflecteur n'exige que deux pointages, 

 entre lesquels la barre est tournée de 1 80°, La demi-différence des lectures 

 est le véritable angle de déviation, sans autre correction. 



Si l'on employait d'autres aimants pour mesurer l'intensité, il faudrait 

 quatre pointages sur les deux côtés de l'aimant libre, une fois avec le pôle 

 boréal en dedans, une fois en dehors. 



Après avoir obsei'vé les déviations d'intensité, on détermine l'inclinaison à 

 l'aide de barreaux de fer doux, ou à l'aitle (k deux paires successivement 

 dans les stations principales. On a soin de marquer les extrémités des bar- 

 reaux de fer doux pour leur donnei' toujours la position convenable dans les 

 opérations. 



Une mesure d'inclinaison comporte huit pointages. Les barreaux sont 

 assujettis à un anneau qui leur est perpendiculaire, et dont on doit vérifier 

 l'horizonlalité avec soin, par trois coups du niveau à bulle d'air. 



On termine par une dernière obsei'valion de déclinaison; et après avoir 

 enlevé la boîte magnétique, on repointe les mires pour vérifier si l'instru- 

 ment n'a pas dévié pendant le cours des oj)érations. 



275. Nous avons déjà dit que des observations régulières furent com- 

 mencées à Bruxelles, en 4828, par M. Quetelet. Les premiers instruments 

 destinés à mesurer la déclinaison et l'inclinaison, choisis chez les meilleurs 

 artistes de Londres, furent placés dans un cabinet séparé de l'Observatoire 

 astronomi(jue, et dont la construction était exempte de fer. 



