124 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DETERMINER 



orienté suivant le méridien géographique du lieu, non loin de l'observatoire 

 et éclairé par les quatre faces. La construction est exempte de for; il n'y a 

 de l'acier que dans les axes du chronomètre et du théodolite placés à environ 

 S mètres de l'aiguille; on en apprécie l'intluence et l'on en tient compte. De 

 même, s'il existait dans le voisinage, hors de la salle, de grandes masses 

 de fer exerçant une influence, il serait indispensable de la calculer. 



Le méridien magnétique, étant tracé sur le sol, doit passera peu près au 

 milieu de la salle et rencontrer un soubassement solide vers une extrémité 

 sud ou nord, où se placent une horloge et un théodolite. 



Le pied de ce dernier appareil |)orte une règle graduée horizontale, per- 

 pendiculaire au méridien magnétique; un fil à plomb, attaché à la lunette 

 de manière à figurer le diamètre vertical de l'objectif, est pendu vis-à-vis de 

 la règle, et en indique le milieu situé dans le méridien magnétique. L'axe 

 de la lunette est aussi dans ce |)lan; une mire, tracée sur le mur opposé, 

 sert à vérifier s'il n'est point dérangé; la lunette n'est mobile que dans un 

 plan vertical. 



L'aimant est suspendu à un fil attaché au plafond , et porte à une extré- 

 mité en regard de la lunette un miroir dont la surface est bien perpendi- 

 culaire à son axe magnétique, et bien verticale. Ce miroir doit élre à une 

 hauteur telle que son axe partage en deux la distance verticale de la lunette 

 et de l'échelle; le i)lan du miroir partage aussi en deux la distance horizontale 

 de la lunette à la mire de vérification. 



L'étrier dans lequel est fixé l'aimant se compose de deux parties, une 

 alidade et un cercle. L'alidade est double et porte l'aimant; le cercle est 

 attaché par son axe au fil de suspension. L'alidade est double, avec deux 

 verniers; elle s'appuie sur le pourtour du cercle. Cette partie de l'étrier sert 

 à mesurer les angles de torsion et à établir préalablement l'aiguille dans sa 

 position d'équilibre naturel, sans qu'il y ait torsion : à cet effet on se sert 

 d'un l)arreau de laiton substitué à l'aimant, et de même poids que ce dernier. 

 Enfin le siège de l'aimant est disposé de façon à recevoir l'aimant posé 

 à plat ou de champ, pour déterminer avec une grande exactitude l'axe 

 magnétique. 



La longueur du fil de suspension est de 2 mètres; sa grosseur est fixée 



