178 PROCÈDES SUIVIS POUR DETERMINER 



même papier : du tôté sud, vers rextrémité ouest du cylindre, pour la 

 première aiguille; du côté nord, vers rextrémité est, pour la seconde. Il faut 

 donc deux échelles du temps dont les points zéro correspondent aux extré- 

 mités d'un même diamètre du cylindre, c'est-à-dire à une distance de 6 

 ou de 12 heures, suivant que la révolution du cylindre s'opère en 12 ou en 

 24 heures. 



Elle s'applique aussi à l'aiguille d'inclinaison, avec cette dilïérence que le 

 cylindre est vertical au lieu d'être horizontal (*). 



Ces appareils fonctionnent depuis environ vingt années à l'Ohservatoire 

 de Greenwich. 



236. Depuis ISiG, 31. Ronalds, sous le patronage de la Société britan- 

 nique pour l'avancement des sciences, a installé à Kew un « magnétographe 

 de la déclinaison et de la force horizontale; » en 1848, il a introduit à Toronto 

 un magnétographe de la force verticale (**). » 



Dans ces appareils, la feuille sensible (plaque d'argent ou papier photo- 

 graphique) n'était pas enroulée sur un cylindre tournant; elle était plane, 

 fixée dans un châssis, et glissait dans des guides, toujours sous l'impulsion 

 d'une horloge. Le rayon lumineux , au lieu d'être réfléchi par un miroir fixé 

 au centre de rotation de l'aimant, est transmis à travers une fente étroite 

 ménagée dans un écran léger, mobile avec l'aimant. 



Depuis une quinzaine d'années le châssis à marche rectiligne est remplacé 

 à Kew par des cylindres tournants comme à Greenwich; et lors de la visite 

 que nous avons faite à cet établissement, nous avons appris que le môme 

 dispositif est adopté à Aberdeen , Armagli , Falmouth, Glascow, etc. 



237. Dans tous les cas, la préparation de la plaque ou du papier est une 

 opération très-importante; car une lacune dans la trace lumineuse est irré- 



(■) Resulls o/'thc magnetical and iiieteorological observations mode al tlie royal Observatory, 

 Grccnwitli (I86G). — Voir aussi la Description des appareils pliolograpliiques employés et 

 organisés par M. Chaules Buoore, à l'Observatoire de Greenwich (1832). 



(*') Descriptions de quelques instruments magnétiques, etc., par Francis Ronalds. Paris 

 4853. (Imprimé pour l'auteur, par l'imprimerie française el anglaise Bricrc et C'% rue S"- 

 Anne, 33.) — M. Ronalds n'a pas seulement appliqué la photographie aux observations magné- 

 tiques, mais aussi aux phénomènes météorologiques en général, tels que température, pression 

 atmospliérique , état électrique, etc. 



