LES ÉLÉMENTS DU MAGxNÉTISME TERRESTRE. 181 



Le cercle passe sous les pôles à une distance suffisante pour ne pas exercer 

 d'attraction sensible, quand même il contiendrait un peu de fer; cette attrac- 

 tion n'existerait que si la proportion de fer dans le cuivre était exagérée : 

 alors il faudrait la faire entrer en ligne de compte dans les calculs. 



Les capsules de verre aa' (fig. 4-7) sont scellées à la cire et maintenues 

 par des douilles de laiton très-courtes, serrées sous la boîte du miroir ce' : 

 cette fermeture suffit pour empêcbor les oscillations de l'air de se commu- 

 niquer à l'aiguille. La boîte est fermée latéralement par des parois de laiton; 

 en avant, du côté de l'observateur, par une plaque de glace bien plane; en 

 arrière, par une feuille de verre ordinaire. 



Au-dessus de la boîte s'élève le tube RR : à la partie supérieure est 

 un crochet en laiton de 1 | pouce de longueur, terminé par une tige fde- 

 tée k, et retenu latéralement par une vis de pression /;. (Voir la coupe 

 fig. il.) 



L'aimant est composé de trois lames de ressort séparées au milieu par de 

 petites plaques de cuivre; il porte un miroir rond de 8 lignes de diamètre, 

 serti dans une bague de cuivre. A cette bague est soudée une queue cylin- 

 drique qui vient s'attacher au fil de suspension ; cette queue est assez flexible 

 poiu- permettre de régler la direction du miroir par rapport au plan vertical, 

 sans changer l'horizontalité de l'aiguille. 



Les boîtes et les aimants des trois instruments de variation sont identiques. 

 Tandis que l'aiguille de déclinaison est dans le méridien, celle d'intensité est 

 déviée par le déflecteur DD' (fig. 48) et celle d'inclinaison par les barres de 

 fer doux EE, E'E' (fig. 49). 



Le déflecteur d'intensité DD' (fig. 4-8) est en bois, de droit fil et verni; il 

 porte deux aimants compensés us et n's' ; on en règle la distance par les 

 vis h et h' dont les écrous s'appuient sur des lames de ressort interposés. Ces 

 lames sont en laiton. 



Le déflecteur DD' peut glisser suivant sa longueur pour être mis au point 

 où les deux aimants agissent également, c'est-à-dire où la déviation est 

 mininia. (Voir n" 239.) 



Les barres de fer doux EE, E'E' de l'appareil d'inclinaison (fig. 4-9) sont 

 composées de trois lames vissées ensemble et séparées par des cales de laiton. 



