^82 PROCÈDES SUIVIS POUR DP:TERMINER 



Elles sont siispondues par des fils do laiton, qui passent sur des blocs de l)ois 

 A et B, et dont les bouts sont attacbés en a, h, et en c, d. 



L'extrémité inférieure E du barreau le plus haut est à un pouce envii'on 

 en contre-bas de Taiguille, et l'extrémité supérieure du barieau le plus bas 

 est d'un pouce en contre-haut : c'est ainsi que l'effet est le plus énergique. 

 Pour obtenir l'égalité d'effet, on fait glisser les blocs A et B sur la ti'ingle 

 de bois CD, jusqu'à ce que la déviation soit minima. 



La tiaverse CD est soutenue par deux colonnes de laiton P et Q solide- 

 ment attachées au pilier en pierre; des vis de rappel F et G permettent de 

 régler la hauteur des barreaux, en l'elevant ou abaissant la tringle. Ces 

 colonnes sont assemblées de manière à foimer un système suffisamment 

 rigide. 



La largeur du pilier ne dépassant pas l'emplacement du cercle à vis ca- 

 lantes, les barreaux peuvent être rappi'ochés de l'appareil autant qu'il est 

 nécessaire. 



Pour enlever les aimants de leurs boîtes, il faut d'abord desserrer les cap- 

 sules; pour cela on dévisse le couvercle inférieur (fig. 4'6'"'). 



262. Les lunettes, avec leurs échelles et leurs miroirs réflecteurs pour 

 éclairer les échelles, sont montées sur un support unique, cylindiique, en 

 cuivre, solidement fixé sur un pilier de pierre; le long de ce support cylin- 

 drique glissent trois consoles, dont une est représentée dans la figure 50. 

 On arrête ces consoles au moyen des vis de serrage ce' (fig. SO). La lunette 

 est appliquée contre cette pièce; l'échelle SS est fixée vers l'extrémité; on 

 règle sa position par deux mouvements croisés, un horizontal et un vertical; 

 le miroir M est placé en arrière avec sa tige p, que l'on cale au moyen de 

 la vis q. 



Ordinairement chaque lunette a son pilier, ou du moins les trois lunettes 

 sont disposées séparément sur une grande plate-forme de cuivre, et chacune 

 a sa colonne. Elles sont alors plus faciles à régler. M. Lamont considèi'e qu'il 

 est préférable de sacrifier un peu plus de peine à l'ajustement préalable, en 

 vue des facilités qui en résultent plus tard. 



En effet, les lectures ne pouvant être faites simultanément, il faut réduire, 

 autant que possible, l'intervalle qui les sépare; or, dans le système actuel. 



