76 PROCEDES SLi\ IS POUR DETERMINER 



Cette recherche méticuleuse est peu nécessaire en choisissant convena- 

 blement la substance de l'anneau, et en comparant les valeurs de K données 

 par plusieurs anneaux. On peut alors, en toute sécurité, rejeter celui qui 

 donne les plus grands écarts. 



CHAPITRE V. 



ACTION RÉCIPROQUE DE DEUX AIMANTS. 



§1. Considérations (jénérales. 



108. Pour mesurer l'intensité magnétique du globe, la méthode consiste 

 généralement à observer la durée d'un même nombre d'oscillations d'un 

 aimant, en divers lieux, et à considérer l'intensité comme étant inversement 

 proportionnelle au carré de cette durée. 



On peut ainsi comparer les intensités totales , lorsque l'aiguille aimantée 

 est fixée sur un axe horizontal perpendiculaire au méridien magnétique; ou 

 bien les composantes horizontales de ces intensités, lorsque l'aiguille, main- 

 tenue dans un plan horizontal, est fixée sur un pivot ou suspendue à un fil, 

 et oscille autour d'un axe vertical. H ne reste qu'à choisir le mode qui oITj-e 

 le plus de précision : comme c'est l'aiguille horizontale qui est dans ce cas, 

 on ramènera les intensités observées aux intensités totales, par la connais- 

 sance de l'inclinaison, savoir : 



1 = -^. 



ces t 



109. Sans parler des difficultés d'exécution qui peuvent être vaincues 

 par la patience et l'habileté, cette méthode comporte des inconvénients 

 naturels qui ressortent des propriétés des aimants artificiels sur lesquelles 

 nous nous sommes étendu dans les premiers chapitres de ce travail. Nous 

 allons les résumer au point de vue des applications dont il s'agit. 



