130 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DETERMINER 



CHAPITRE II. 



APPAREILS d'inclinaison. 



§ 1. Inclinaison absolue. 



186. La forme de cet instrument est décrite dans les traités de physique 

 et n'a guère été modifiée. Un des meilleurs est celui que possède l'Observa- 

 toire de Bruxelles depuis 1828,. et qui a été construit à Londres (*). M. Que- 

 TELET, ayant dû s'en procurer un autre plus petit pour les voyages, n'en fut 

 point aussi satisfait. Ce nouvel instrument venait de la même main que 

 celui acheté par Gauss en 1840. Les nombreux défauts que le grand physi- 

 cien de Gottingue y a signalés, et pour lesquels il a institué un système 

 (îomplet de cori-ections, confirment le jugement porté par M. Qletelet Ç"). 

 La difficulté de construire cet appareil dans les conditions délicates qu'il 

 exige pour être à peu près parfait, lors même que les artistes les plus re- 

 nojnmés y appliquent leur bonne volonté et leur talent, nous explique les 

 efforts tentés pour obtenir par des moyens indirects la mesure de l'incli- 

 naison, les nombreux moyens de contrôle indiqués, et enfin le détour que 

 l'on a dû faire pour calculer les variations de cet élément. 



187. « Le cercle vertical du grand instrument de Bruxelles a un peu 

 » plus de deux décimètres de diamètre; il est divisé de 15 en lo minutes. 

 )) Le cercle horizontal est un peu plus grand et permet de lire les azinuiths 

 >) en minutes au moyen du vernier. Il est muni de deux niveaux à bulles, 

 » pour en assurer rhorizonlalité. 



» On place l'instrument dans le méridien magnétique au moyen d'une 

 » aiguille de déclinaison auxiliaire, et de deux points de repère que porte le 

 » cercle horizontal; ces points de repère sont sur une droite parallèle au 



(*) Plnjsifjiie (lu (/lolip, p. 173. 



(■*) Restillutc ih's tiagiielischen Vcreiim , 18il. 



