LES ELEMEÎSTS DU MAGNETISME TERRESTRE. 153 



On contrôle le parallélisme du limbe vertical et du méridien magnétique 

 par des lectures d'inclinaison dans un azimuth constant après chaque obser- 

 vation dans le plan présumé être le méridien, 



189. C'est le lieu de faire remarquer ici ce qui a été dit au sujet du ren- 

 versement des pôles , et des diflerences de moment qui en sont la consé- 

 quence (n" 38). Lorsqu'une aiguille est entièrement libre, elle obéit à la 

 force directrice de la terre, quel que soit son moment magnétique; mais dès 

 (ju'un obstacle tend à la dévier de la direction de la force terrestre, sa position 

 dépend alors du moment magnétique. Or c'est ce qui a lieu par suite de 

 l'excentricité du centre de gravité, de la déviation du limbe, ou de l'axe de 

 suspension. C'est pourquoi M. Quetelet indique les précautions indispensa- 

 bles, quand l'aiguille dont on se sert est nouvelle, et qu'elle n'a pas encore 

 été souvent soumise à l'inversion de polarité. L'on devrait alors faire osciller 

 horizontalement l'aiguille, avant de la remettre en expérience pour s'assurer 

 que son moment est resté le même. L'emploi d'aimants inducteurs trop faibles 

 j)our renverser la polarité aurait l'inconvénient (|ue nous avons déjà signalé 

 (n" 19) d'après un opérateur éminent, M. Lamont, et sur lesquels nous 

 n'insisterons pas davantage (*). 



§ 2. IncUnuteur à oscillations. 



190. On cite comme nouveau un indinateur à oscillations de Sartobius 

 • DE Waltershausen; nous n'avons pu nous procurer de renseignements sur 

 cet appareil qui donne l'inclinaison par le procédé que nous avons indiqué 

 théoriquement (n" 66). On a déjà du reste appliqué la méthode des oscilla- 

 tions à la recherche de l'inclinaison. Elle consiste à faire osciller l'aimant 

 dans la direction de la force totale, et ensuite dans la direction de la com- 

 posante verticale; puis à déduire l'angle cherché du rapport de la force 

 totale à la composante verticale. 11 nous semble que ce procédé est compa- 

 tible avec un appareil plus simple que celui de Sartorius; mais dans tous 

 les cas, l'excentricité du centre de gravité oblige à compter les oscillations 



(*) Tous CCS déliiils sont indiqués avec i>i'ccision dans le mémoire de M. Quetei.et, 1831), et 

 rappelés dans celui.de Gal>s, IS'ti. 



