134 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DÉTERMINER 



avec les deux polarités inverses, et s'il faut tenir compte de toutes les autres 

 résistances qui peuvent influer sur la force directrice, cette méthode ne parait 

 pas préférable aux observations directes indiquées dans le numéro précé- 

 dent, et adoptées généralement par les bons observateurs. 



M. Lamoxt, après bien des recherches attentives, a fini par rejeter l'incli- 

 nateur à oscillations. 



§ 3. Analyse de V inclinateur ; théorie de Gauss. 



191. L'ajustement de l'inclinateur doit satisfaire à six conditions : les 

 deux plans d'agate (**), sur les bords desquels doivent reposer les tourillons de 

 l'aiguille pendant les observations, sont réglés à l'aide de deux vis de rappel, 

 de façon : 



1" Que leurs bords supérieurs soient dans un même plan; 



2" Que ce plan soit normal à celui du cercle vertical; 



3° Qu'il soit à une distance du centre de ce cercle, égale au rayon des 

 tourillons de l'axe de l'aimant; 



4." Que l'intersection des deux plans mentionnés soit perpendiculaire à 

 l'axe vertical de l'instrument. 



Les couteaux ou crapaudines mobiles au moyen desquels on relève et l'on 

 abaisse l'aiguille, doivent être disposés de façon : 



5° Que l'axe de rotation de l'aiguille soit perpendiculaire à l'intersection 

 des deux plans, et au plan du cercle vertical; 



6° Que cet axe coupe le diamètre vertical de ce cercle. 



La vérification de la première condition se fait à l'aide d'un plan de glace 

 polie; celle de la seconde et de la quatrième, à l'aide du niveau à bulle. 



La cinquième en amenant l'aiguille dans une position presque horizontale 

 par un contre-poids, et faisant faire au plan vertical une demi-révolution : 

 les pointes de l'aiguille doivent toujours rester à la même distance du bord 

 du limbe. 



(*) Extrait des i Hesultale des maçiniilinchen Vereiiis. » 



(■•) La forme cylindrique des supports d'agate nous paraît meilleure. (Voir n' 187.) 



