LES ÉLÉMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE. 171 



les roues déniées des cylindres avancent d'une dent. L'excentrique est mû par 

 un échappement d'horlogerie; la rotation complète dure environ deux secondes. 

 Une horloge qui se trouve tout près lâche l'échappement toutes les heures. 



Tel est, sous la forme générale, la disposition d'un appareil magnétique 

 enregistreur : cette disposition est appliquée à la déclinaison, à l'intensité et 

 à l'inclinaison. 



24.6. M. Lamont a vérifié l'exactitude des enregistrements, de la manière 

 suivante : il a adapté un miroir sur l'aimant, et fixé, à une distance conve- 

 nahle, une lunette et une échelle, comme pour ohserver suivant la méthode 

 ordinaire. Un aimant fixe fut placé à dilTérentes distances, pour donner à 

 l'aimant mohile des positions d'équilihre dilTéi-entes : au moment où l'on 

 ohservait à la lunette, on faisait partir à la main l'échappement de l'excen- 

 trique, au moyen d'un cordon, et l'aimant marquait sa position. 



De la sorte on ohtenait une série d'observations notées à la manière ordi- 

 naire, et enregistrées à la fois par l'instrument. C'est ainsi que M. Lamont 

 s'assura d'une concordance très-satisfaisante, qu'il vérifia à plusieurs reprises, 

 et qui, en 1852, s'était manifestée constamment depuis trois années d'usage. 



Pour la lecture des points enregistrés, on se sert d'un grand micromètre de 

 construction ordinaire; sa glissière porte des paliers sur lesquels on place le 

 cylindre, en le maintenant par un ressort pour qu'il ne glisse pas suivant 

 son axe : ce ressort s'appuie contre une plaque de glace. Le microscope est 

 fixe et dirigé sur l'axe du cylindre. 



Au moyen de la glissière, mue par une vis sans fin, on amène au fil du 

 microscope le premier point d'une série. La vis sans fin est munie d'un cercle 

 divisé avec index : on lit la première position, puis on amène un second 

 point au fil du microscope, et on lit la seconde position; ainsi de suite pour 

 tous les points. 



Le micromètre est placé de manière à lire les points en croissant de l'est 

 à l'ouest. On obtient donc les grandeurs ab, cd (fig. 42), lorsque le point 

 zéro du micromètre coïncide avec le cercle gh, ik. Si la lecture du cylindre 

 nord donne N, celle du cylindre sud S; si a est la valeur angulaire d'un pas 

 de la vis micrométrique, l'angle de l'aimant, avec le méridien magnétique 

 compté du nord vers l'ouest, sera A -f- |a(N — S). 



