172 PROCÉDÉS SUIVIS POUR DETERMINER 



L'unité de N et de S est le pas de la vis micrométrique. 



Les cylindres portent des roues de 60 dents; ils sont relevés tous les 

 (jUiitre jours. On établit le contrôle tous les jours à midi, cela suffît, et il 

 ne serait pas prudent de s'approcher plus souvent d'appareils si délicats. 



24.7. Pour empêcher ou modérer les mouvements de l'aimant, M. Lamont 

 s'est vu forcé de supprimer les placpies de cuivre, dont l'induction, par suite 

 du mouvement même, faussait les indications au bout de quelques jours. Il 

 a tout simplement immergé dans l'eau une lame suspendue à l'aimant par 

 un fd de laiton. Pour que les variations de température ne produisent pas 

 dans cette eau des courants qui changeraient la position de l'aimant, le vase 

 doit être très-petit et ne donner que le jeu nécessaire au mouvement propre 

 de l'aimant. 



En hiver on mélange un peu d'alcool avec l'eau pour empêcher la con- 

 gélation. 



24.8. Les cylindres à diagrammes sont mus par un appareil mis en rap- 

 port avec l'horloge, par l'intermédiaire d'un échappement spécial qui agit 

 aussitôt que l'excentrique a relevé le ressort ^ (fig. 41). A cet elïet, un axe 

 creux en laiton porte deux vis sans fin, lesquelles engrènent avec les roues 

 de 60 dents des cylindres. Lorsque l'échappement s'abat, cet axe fait un 

 tour, après lequel il se retrouve appuyé contre son arrêt. 



249. Les indications des cylindres donnent l'angle que l'aimant (ou la 

 droite qui joint les pointes) fait avec le méridien magnétique, savoir: 



la valeur de la torsion étant 



A-+-i«(N-S); 



T+ify(N-S) 



la vraie déclinaison sera, en désignant par C la somme constante A -f- T, 



C + 1 (a -t- ,) (N - S). 



2oO. La disposition de l'instrument d'intensité est, au point de vue mé- 

 canique, exactement la même que celle de l'instrument de déclinaison. La 



