LES ÉLÉMENTS DU MAGiNETISME TERRESTRE. 173 



seule différence porte sur Tappareil magnétique , et consiste dans l'adjonction 

 de la règle qui porte les aimants déviateurs; ceux-ci sont placés de façon à 

 écarter Taimant mobile à environ 4-0 degrés du méridien. 



Conime le système de compensation que nous avons fait connaître (n° 192) 

 ne peut pas s'appliquer aux gros aimants, M. Lamonï y a substitué le sui- 

 vant (fig. 43). 



Les aimants sont ajustés aux cylindres cb, c'b'. Ces cylindres sont portés 

 par une pièce de bois AB, et mobiles sur des pivots aa'. Au-dessous des 

 pivots on a placé entre les cylindres cb, c'b' un tube de zinc ff, contre les 

 extrémités duquel sont pressés les cylindres verticaux cb, c'b' au moyen des 

 ressorts de laiton hh' . 



Lorsque la température s'élève, le tube de zinc s'allonge et rapproche les 

 deux aimants d'une quantité convenable poui- compenser la perte qu'ils 

 éprouvent. 



Soient M(l — at) et M'(l — a't) la diminution des moments magnétiques, 

 dont a et a' sont les coefficients; soit /3 le coeflicient de dilatation du zinc. Le 

 rapprochement effectué sera de chaque côté : 



Soit ^^ = A-, ff -=c'c = 'ie, (j> la déviation; on aura 



Xe' (I — pktf sin y = M (1 — a^) -t- M' (I — a'(). 



Posons 



M-4-M=f;l, 1 = s. 



Pour compenser l'influence de la température, on doit avoir 



{l—fiktf = {\~At, ou y^kt=\. 



Pour un aimant de oOO grammes, on peut poser : 



A = 0,0008 , et comme p = 0,000039 , />• = 0,84. 



