174 PROCÉDÉS SUIVIS POLR DÉTERMINER 



C'est d'après ces données que fut construit l'appareil qui fonctionne à 

 Municii (*). 



231. La réduction des observations se fait de la manière suivante : 

 Soient N' et S' les indications des cylindres , l'angle que l'aimant fait avec le 

 méi-idien magnétique sera : 



A'+T'-A-T + i(«' + -i-)(X-S')-i(«-^7)(N-S), 



et comme A' + T' — A — T = 9, on aura (v. n° 26S) : 



X 2 langv 



Lorsque Ton aura déterminé a, a', q, q' et 9, on aura les coefficients des 

 valeurs observées N' — S' et N — S, ou plutôt marquées par l'appareil. 



252. L'instrument d'inclinaison consiste en une aiguille libre déviée du 

 méridien magnétique par deux barres de fer doux soumises à l'induction 

 terrestre. La disposition est représentée (fig. 4-6) : les deux barres de fer 

 doux sont suspendues à une traverse de bois AB, par des fils de laiton 

 ub et cd. 



Les barreaux de fer doux ne sont pas simples, mais doubles et reliés par 

 des règles de cuivre. La traverse AB est mobile, pour pouvoir mettre les 

 barreaux à une distance telle que leur effet sur l'aiguille mobile soit exacte- 

 ment le mémo de part et d'autre. 



Le mécanisme pour l'enregistrement est toujours le même. 



§ 2. Instruments automatiques projetés par 31. Gloesener. 



253. Nous venons de voir que les appareils auto-enregistreurs de Munich 

 sont directement activés par des mouvements d'horlogerie. Bien que le temps 

 nécessaire à l'eni'egisti'einent soit très-court, et ne porte en lui-même aucun 



(*) Màn. ihrAciid. de Munich , t. VI, p. 409. 



