15-2 PROCÈDES SUIVIS POUR DETERMINER 



Ces formules paraissenl les plus commodes et les mieux ap|)iopi'iées à 

 l'usage (le Tappareil. 



21 4. Nous montionnerons encore un appareil imaginé par Lloyd, et 

 qu'il a nommé balance ma(jiiétiqm'. poui' mesurer les variations de Tintensité 

 verticale. Il consiste en un fléau formé d'une aiguille posée sur deux plans 

 d'agate, par l'arête d'un coin d'acier; les extrémités de cet aimant sont 

 terminées par deux cercles de cuivre évidés ])ortant des fils croisés, dont on 

 observe la position à l'aide de deux mici-oscopes disposés perpendiculaire- 

 ment au plan de l'aiguille, et sur un même |)lan horizontal. Suivant MM. La- 

 mont et Weber (*), Llovd lui-même aurait condamné son appareil comme 

 peu i)ratique. Cependant il est installé à l'Observatoire de Bruxelles depuis 

 1841 ; nous comprenons peu les raisons de cette critique, à moins qu'elles 

 ne rentrent dans les inconvénients inhérents à tous les inclinateurs. 



La théorie de cet appareil est contenue sommairement dans le problême 

 que nous avons traité {W" 5S et 56). La description en a été faite par 



M. QUETELET (**). 



L'avantage de la suspension horizontale et de la lecture des déviations à 

 grande dislance, c'est-à-dire à l'aide d'un grossissement, permet une divi- 

 sion et une approximation très-grandes; cela assure, nous semble-t-il, à 

 l'instrument que nous venons de décrire (211) une supériorité, dont té- 

 moigne du reste sa rapide admission dans les observatoires où l'on observe 

 les variations de l'inclinaison. Le principe de cet appareil est dû à Lloyd 

 lui-même, comme nous l'avons dt-jà dit, et c'est en remplacement de la 

 balance magnétique qu'il a été adopté à l'établissement de Dublin. 



La balance magnétique de Lloyd existe aussi à l'Observatoire de Helsing- 

 fors : dans le but d'appliquer à l'appareil le mode de lecture à grande dis- 

 tance, on y a remplacé les microscopes par un miroir à l'une des extrémités, 

 é(piilibré par un contre-poids ajusté à l'autre bout. Le contre-poids curseur 

 est indépendant de celui-ci. La lunette ainsi que l'échelle de lecture sont 

 placées à une très-grande distance, et l'échelle est verticale. Ne peut-on pas 



(•) nrperloridiii dcr Phijaik, t. Vil. — ftffiilliilc des murjneiischen Vereiiis, 1841, p. 7(i. 

 (") Physùiiie (lu glohe, pp. "210 tt si)i\. 



