\U PROCEDES SUIVIS POUR DÉTERMINER 



règles parallèles sont légèrement reculées, snivant leur longueur, lorsque 

 cela est nécessaire, pour que Taimant fixe produise, d'un côté comme de 

 Taulre, des déviations égales. 



216. La ra|)i(lité et l'exactitude des expériences exigent que les oscilla- 

 tions de l'aimant soient modérées : dans la mesure de la durée des oscil- 

 lations, il importe de ramener ces oscillations, au commencement, à 2 ou 

 3 degrés d'amplitude, et, pour les variations, à 2 ou 3 minutes au plus. On 

 y parvient au moyen d'un aimant auxiliaire dont chaque observateur doit 

 apprendre lui-même l'usage pratique; cet aimant auxiliaire est d'une lon- 

 gueur et d'une largeur moitié moindres que l'aimant mobile, son poids est 

 quatre fois moindre; il doit être assez fort pour produire une déviation d'une 

 minute quand l'observateur le tient horizontalement derrière la lunette du 

 théodolite, c'est-à-dire à une distance de 5 ^ mètres environ. Cette déviation 

 sera à gauche ou à droite, suivant la position réciproque des pôles; elle 

 diminue lorsque l'aimant est incliné sur l'horizontale, et elle devient presque 

 nulle s'il s'approche de la verticale. C'est la position qu'il faut rapidement lui 

 donner quand on voit que l'aiguille est arrivée à peu près au repos; et avant 

 cela, il faut placer les pôles dans le sens contraire à celui qui produirait 

 l'élongation que l'on veut réduire. 



217. Il n'est généralement pas indispensable d'amener au repos complet 

 l'aiguille oscillante : il suffît de réduire l'arc d'oscillation autant que le per- 

 mettent les circonstances. L'arc en lui-même est assez indilférent, pourvu 

 que la vitesse ne soit pas assez grande pour permettre de l'apprécier. 



Dans les expériences au magnétomètre à théodolite, comme nous le ver- 

 rons plus loin, il est vrai que les grandes amplitudes offrent de l'inconvé- 

 nient; mais il suffît de les réduire à 10 ou 13 minutes et de placer le fil de 

 la lunette dans une position moyenne entre les écarts de son image. 



En tous cas, l'usage de l'aimant modérateur demande une certaine dex- 

 térité à laquelle l'observateur ne parvient que par l'exercice assidu. 



218. Tel est l'appareil complet (pie Gauss a installé au cabinet magnétique 

 de Gôttingue : il pouvait servira la détermination de la déclinaison absolue, 

 à celle des variations de la déclinaison, et à celle de l'intensité horizontale 

 absolue. M. Weber complète le système par la construction d'un appareil 



