LES ELEMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE. 15o 



portatif entièrement fondé sur les mêmes principes et la même méthode de 

 recherche; il ne se dislingue du premier que par ses dimensions réduites (*). 



219. L'appareil de Gauss pour étudier l'intensité horizontale est applicpié 

 dans un grand nombre de cabinets magnétiques, en Angleterre, en Russie, 

 à Milan et à Prague; à Christiania et à Bruxelles depuis 184.2. Il diffère ici 

 })ar sa suspension : l'assemblage de cocon, ayant éprouvé quelques accidents, 

 a été remjjlacé par un fil d'argent. 



220. Nous ferons ici la description du dispositif adopté à Munich et fondé 

 sur l'exposé théorique que nous avons fait (n"* 133 et suivants) d'a|)rés le 

 mémoire du docteur Lamont, en déduisant ses résultats de la formule géné- 

 rale de Gauss. 



Pour observer la durée des oscillations, qui donne la première formule, 

 31. Lamont se sert de l'instrument que nous avons représenté dans la figure 36. 

 Le fil de suspension forme à l'extrémité inférieure un œillet que saisit un 

 crochet. Ce crochet fait corps avec un écrou qui serre la vis du miroir s; 

 celui-ci est sous l'aimant, et sa vis en traverse le centre. 



Pour les oscillations ordinaires, l'aimant est suspendu à un simple fil de 

 cocon; mais lorsqu'il s'agit de chercher le moment d'inertie du barreau, il 

 faut bien, pour supporter le poids de l'anneau, remplacer ce fil par un 

 assemblage de six fils, capable de résister à une traction de 200 grammes. 

 Cet assemblage est rattaché par le bout supérieur du fil à un cercle de tor- 

 sion T, dont on ne se sert pas lorsqu'il n'y a qu'un seul fil. 



Le tout est recouvert d'une cloche g dont le joint avec la base de l'insti-u- 

 ment doit être imperméable à l'air. La base est oïdinairement en verre ou 

 en pierre bien polie , et le bord de la cloche bien rodé. M. Lamont préfère 

 une base de bois, sur laquelle on dépose un anneau de cire molle, pour y 

 faire pénétrer la cloche. 



Une ouverture />, pratiquée dans la cloche, est refermée par un plan de 

 glace, à travers lequel on observe le miroir. 



Une échelle de verre h, fortement éclairée au moyen d'un réflecteur s, 

 est placée vis-à-vis du miroir et parallèlement à sa surface, à une distance 



f) ResulUile des inagnetis'clien Vereins ; \Sô8. 



