lo6 PROCEDES SUIVIS POUR DETERMINER 



tic i mètre à 1 mètre et demi. La lunette /' reçoit l'image réfléchie des divi- 

 sions de réchelle. 



Les oscillations étant assez rapides, on ne pourrait les noter toutes; on 

 laisse un intervalle entre les passages observés, mais il doit en comprendre 

 ini nombre pair pour qu'il y ait autant de demi-oscillations d'un côté (|ue de 

 l'autre, et pour éliminer la variation de la déclinaison. 



Après une série de dix passages, on s'arrête; on recommence vers le 

 200""; puis on en observe encore dix : la diflerence des temps des deux 

 séries, divisée par 200, donne la durée moyenne d'une seule de ces deux 

 cents oscillations. 



A la fin de chaque série on note la température et l'état de l'instrument 

 des variations. 



221. Pour les déviations on se sert de l'instrument représenté figure 2. 

 Dans une boîte ABDE est suspendu l'aimant libre par un fil de coton ff; en 

 dessous de l'aimant est attaché le miroir s dont le plan est parallèle à l'axe 

 magnétique. Vis-à-vis du miroir, dans la paroi de la boite, est fixé un ob- 

 jectif, au foyer duquel, en F, est tendu un réticule éclairé par un réflecteur aa. 

 Un oculaire h correspond à l'axe principal de l'objectif. 



Avant que l'aimant soit dévié au méridien par la présence d'un autre 

 aimant fixe, s'il y a coïncidence entre le réticule et son image, c'est que l'axe 

 optique de la lunette formée par les deux verres o et 6 est noi-mal au miroir : 

 alors le vernier V montre la direction du méridien magnétique. 



Si l'on place l'aimant de déviation sur la règle de laiton LL à une certaine 

 distance de l'aiguille mobile, celle-ci s'écarte du méridien. Cette règle est 

 mobile avec l'axe de l'alidade à vernier, et, dans son mouvement de rota- 

 tion, elle entraîne avec elle le système de l'aiguille mobile et le vernier lui- 

 même; on fait donc tourner tout cet ensemble jusqu'à ce que l'axe de la 

 lunette bo coïncide de nouveau avec la normale au miroir, c'est-à-dire jusqu'à 

 ce que le réticule soit superposé à son image réfléchie par le miroir. Alors le 

 vernier donne l'angle de déviation qui correspond à la distance Ce des centres 

 de l'aiguille mobile et de l'aimant déviateur. 



La règle de laiton LL est divisée; mais on ne pourrait, avec une préci- 

 sion suflisante, placer l'extrémité de l'aimant fixe sur un trait de division , 



