LES ÉLÉMENTS DU MAGNÉTISME TERRESTRE. 161 



§ 2. Insiruments des variations. 



230. Le système de corrections relatives aux variations de rélément qui 

 fait l'objet du calcul , nécessite l'observation d'un second appareil propre à 

 indiquer ces variations depuis le commencement jusqu'à la fin du travail. 

 Nous venons d'en voir un exemple dans le numéro précédent : c'est pour 

 concourir à ce résultat, que Gauss ainsi que Lloyd ont imaginé un magné- 

 tomètre qui diffère du déclinomètre et de l'appareil à intensité borizontale 

 par le système de suspension. Il s'agit du magnétomètre bifilaire, destiné à 

 calculer la variation de l'intensité horizontale, pour un intervalle quelconque 

 de temps. Voici les principes de cet appareil : 



231. Les conditions d'équilibre d'un corps suspendu à deux fils et soumis 

 à la pesanteur consistent en ce que la verticale passant par le centre de gra- 

 vité, et les deux droites représentées par les fils soient dans un même plan; 

 elles peuvent être parallèles entre elles ou se rencontrer en un même 

 point. 



Pour fixer les idées, admettons que les deux fils aient la même longueur, 

 et que leurs points d'attache supérieurs soient entre eux à la même distance 

 que les points d'attache inférieurs, et que ceux-ci forment avec le centre de 

 gravité un triangle isocèle. 



Si le corps est écarté de cette position d'équilibre par une rotation autoui 

 de la verticale du centre de gravité, les deux fils ne resteront plus verticaux, 

 ni dans le même plan : le corps sera un peu soulevé. La tendance à revenir 

 à la position primitive est mesurée par un moment de rotation qui est pro- 

 portionnel au sinus de la déviation; sa plus grande valeur correspond donc à 

 une déviation de 90 degrés. C'est de cette valeur qu'il s'agira dans la suite. 



Ce moment peut être considéré aussi comme la mesure de la force qui 

 retient le corps dans la position d'équilibre, au moyen du mode de suspen- 

 sion que nous avons décrit; pour abréger, nous désignerons cette force sous 

 le nom de force directrice. 



Elle dépend : l" de la longueur des fils de suspension; 2° de leur écar- 

 ToME XXXVII. 21 



