LES ÉLÉMENTS DU MAGNETISME TERRESTRE. 163 



et se reconnaît avec la même facilité, la même exactitude et la même rapi- 

 dité que Teffet correspondant de la déclinaison sur le magnétomètre ordi- 

 naire. 



233. Le magnétomètre bifilaire de Gôttinguc est suspendu à un fil 

 d'acier tournant sur deux cylindres parallèles attachés au plafond de la 

 salle : les deux brins, de 17 pieds de long, descendent pour s'attacher à 

 l'appaieil magnétique; ils ont entre eux un écartement de 1 Y^ pouce; cette 

 disposition leur donne une même tension. 



L'api)areil magnétique se conq)ose de quatre parties principales. 



La première est un cercle divisé en quarts de degré, auquel sont direc- 

 tement attachés les bouts des fils : il a quatre pouces de diamètre. 



La seconde partie est une alidade à deux verniers donnant les minutes; 

 son axe se prolonge en une tige assez forte tournant avec elle et })erpendi- 

 culaire au cercle. Cette tige porte un miroir de 1 ^2 pouce de diamètre, 

 une lunette placée à 16 pieds de distance fait voir par réflexion les divisions 

 d'une échelle divisée en millimètres et placée sous la lunette. Les moindres 

 mouvements angulaires du cercle sont agrandis et mesurés avec une grande 

 approximation, tandis que les grands mouvements sont mesurés par la com- 

 binaison de la lecture au moyen de la lunette et du miroir, et de la lecture 

 des verniers de l'alidade. 



La troisième partie est l'étrier suspendu au cercle; et enfin la quatrième 

 est l'aimant de 10 à 12 kilogrammes posé dans cetétrier. Celui-ci est mobile 

 sur le centre du cercle , et muni de deux verniers donnant la minute. On 

 peut donc, au commencement, donner à l'aimant telle position que l'on vou- 

 dra, et la repérer sur le cercle. Si l'aimant est ainsi écarté du méridien 

 magnétique, puis abandonné, il prendra une position qui correspondra à 

 l'équilibre des forces en jeu; et la déviation notée sera la diflerence entre 

 l'écart donné et l'angle de la torsion. La déviation la plus favorable au cal- 

 cul est celle de 90° : et les changements de déviation accusent immédiate- 

 ment la variation de l'intensité horizontale. 



234. Il est à peu près superflu de rappeler que de temps à autre l'état 

 magnétique de l'aimant devra être vérifié; que dans les calculs il y aura à 

 tenir compte des changements de température, non-seulement en ce qui con- 



