LES ELEMEÎSTS DU MAGNETIS^IE TERRESTRE. J65 



En considérant c et X comme variables, on aura 



dX_ dz 



L'angle -: est donné par la formule 



sin z : 



e — 



Ainsi, pour employer le magnétomètre bifilaire, on détermine les durées / 

 et T dans les deux positions inverses, puis on tord les fils d'un angle donné 

 par la dernière formule. Le rapport de la valeur angulaire d'une division de 

 l'échelle, à la tangente de l'angle, donne la variation cherchée. 



236. Llovd détermine l'angle de torsion -: en prenant d'abord la direc- 

 tion du méridien magnétique; puis tournant la lunette collimateur de 90". 

 Lorsque l'aimant est placé, il tord le s}stème jusqu'à ce que le milion de 

 l'échelle coïncide avec le fil de la lunette d'observation. 



Pour reconnaître le méridien magnétique, on vérifie si la même division 

 de l'échelle correspond au fil de la lunette d'observation quand on échange 

 l'aimant avec le barreau de torsion. 



S'il arrivait que l'un des deux brins de suspension fût tordu, on aurait 

 deux déviations différentes pour une même rotation en deux sens contraires, 

 à l'est et à l'ouest. 



Dans les observatoires anglais, on a introduit le mode de suspension bifi- 

 laire pour de petites aiguilles de 3 pouces, analogues à celles des petits appa- 

 reils de déclinaison. 



237. CuRiSTiE avait déjà appliqué la torsion d'un seul fil à la recherche 

 de la variation d'intensité; plus tard, il employa la déviation de l'aiguille 

 mobile |)ar deux aimants qui la retenaient perpendiculaire au méridien ma- 

 gnétique. En 4840 et 18il, M. Lamont se servait de l'élasticité d'un ressort 

 pour dévier l'aimant; le même savant a aussi employé la suspension bifilaire, 

 mais il critique la variabilité inévitable de cette suspension, notamment 

 l'extension et la torsion propre des fils. C'est pourquoi il est revenu au sys- 

 tème de deux aimants fixes pour obtenir la déviation de l'aimant mobile. 



