109 



kleine Galvanometer diirfte sich eine Combination der Liift- 

 dampfung mit der Dampfung durch Metallmassen empfehlen. 



Ich will an dieser Stelle bemerken, dass ich obigen Dampfer- 

 apparat auch zu Mcssungen iiber die Luftreibung selbst bestimmt 

 habe, zu welchem Zweck er sich wolil besser eignen diirfte, als 

 illtere Luftreibungsapparate. Der ganze Apparat kann hermetisch 

 verschlossen und zugleich als Luftthermometer eingerichtet war- 

 den und liisst dann, in successive erwarmtes Wasser getaucbt, 

 die Abhangigkeit der Luftreibung von der Temperatur studiren. 

 Auch kann derselbe leicht mit verschiedenen Gas en gefiillt wer- 

 den. Ich behalte mir beabsichtigte Messungen derart vor. 



2. Spiegellibelle mit regulirbarer Luftdampfung. 



Urn bei genauen Kathetometerbeobachtungen die lastige 

 und zeitraubende Anwendung sehr empfindlicher Rohrenlibellen 

 zu umgehen, habe ich schon vor zwei Jahren am Schlitten des 

 Kathetometers ein zweites, nach abwarts gebrochenes Hitlfsfern- 

 rohr angewendet, durch welches der Beobachter in einen kiinst- 

 lichen Quecksilber-Horizont oder in einen am Fusse des Kathe- 

 tometers fest angebracliten Collimator blickt. Es ist dadurch 

 moglich, die genaue Parallelfuhrung des Schlittens durch die 

 Coincidenz zweier Fadenkrenze zu controliren, was bekanntlich 

 ein sehr empfindliches Hlllfsmittel ist. 



Die vorzuglichen Eigenscliaften der Luftdampfung erlauben 

 es nun, filr die Horizontalstellung der Fernrohraxen bei physi- 

 kalischeu und geodatischen Instrumenten an Stelle der Libelle 

 ein noch feineres Mittel zu substituiren. 



Hangt man einen kleinen, ebenen, versilberten Glasspiegel 

 (etwa von quadratischer Form mit 30Mlm. Seite) an zwei benach- 

 barten Ecken mittels kurzer CoConfiiden bifilar auf, so macht der- 

 selbe bei den geringsten Erschittterungen oder Luftstromungen 

 Pendel- und Bifilarschwingungen, welche man am Spiegelbildc 

 eines entfernten Objectes durch ein Fernrohr leicht wahrnimmt. 

 Dieser ausserst bewegliche, vertical hangende Spiegel erweist 

 sich nun Uberraschend vollkommen gedampft, wenn man densel- 

 ben in einen sehr schmalen, trogartigen Kasten aus planparalle- 

 len Glasplatten hineinhangen lasst, welcher so enge ist, dass die 



