14 SUR UN CHRONOGRAPHE 



(les courants directs, il siiflil d'interposer dans leur partie commune une 

 bobine de résistance ou une certaine longueur de fil mince de cuivre ou de 

 platine. 



Il n'est nullement nécessaire que celte résistance des circuits inverses soit 

 exactement déterminée; pour un appareil fonctionnant toujours dans des 

 circonstances analogues , c'est-à-dire avec un développement de fils conduc- 

 teurs peu variables, cette résistance peut être, une fois pour toiUes, placée 

 ;■) demeure sur l'instrument même. 



J'ai dit qu'il fallait des courants énergiques; la pratique m'a démontré 

 que cette condition, loin de nuire à la régularité, lui est, au contraire, très- 

 favorable. 



(-elle grande intensité des courants est éminemment favorable au manie- 

 ment de l'appareil ; car elle procure l'avantage d'éviter toute difficulté et tout 

 tâtonnement dans la manière de suspendre les contacts à leurs électro- 

 aimants. Dans les circonstances ordinaires du tir, il suffit d'avoir deux piles 

 de trois ou quatre éléments chacune pour que ces conditions soient rem- 

 plies. 



f. 'appareil étant calé, comme il a été dit au cha|)itre premier, on peut 

 conniiencer à opérer. 



Voici la marche à suivre : 



l/opérateur, ayant placé sur le chronomètre les deux cartouches en s"as- 

 surant qu'ils reposent sur leurs embases, met la délente au bandé, puis 

 suspend le chronomètre et le poids à leurs électro-aimants, et en arrête, s'il 

 y a lieu, les oscillations. Cela fait, il prend une disjonction en appuyant 

 le doigt sur le bouton du disjoncteur; le chronomètre et le poids tombent, 

 le couteau frappe le cartouche inférieur et y imprime un trait; l'opérateur 

 insci'il un numéro au crayon au-dessus de ce trait pour le distinguer des sui- 

 vants; il prend encore une ou deux disjonctions, en ayant soin de tourner 

 chaijue fois le cartouche ou le chronomètre d'une petite quantité, pour que les 

 irails viennent se pjacer successivemeiit à côté l'un de l'autre et ne se con- 

 fondent pas. A l'inspection des trois premiers traits l'opérateur peut s'assurer 

 si la disjonction ne varie pas ou si elle reste dans les limites de quelques 

 dixièmes de millimètre; il met alors l'appareil en station pour le feu comme 



