ÉLECTRO-BALISTIQUE. 13 



contact au passage du fluide. Le disjoncteur du chronographe se trouve dans 

 ce cas, mais, son contact donnant passage aux deux courants à la fois, ils 

 augmentent ou diminuent en même temps; ils conservent la même force 

 relative, condition sufTisanle pour que les résultats n'en soient pas influencés. 



Installalion et maniement de l'appareil. 



Les cadres-cibles et les conducteurs destinés à les mettre en relation avec 

 l'appareil étant établis, on fait communiquer l'un des fds venant du pre- 

 mier cadre avec le pôle-zinc d'une des deux piles, réunies par leurs pôles- 

 charbon ; le second fd est mis en commiuiication avec la presse à vis de la 

 bobine du chronomètre. La même opération se fait, pour les fds du second 

 cadre, avec la seconde pile et la bobine du poids. Cela fait, on établit un fil 

 allant de la presse à vis du disjoncteur à l'un des pôles-charbon , el les cir- 

 cuits directs sont installés. 



Pour établir les circuits inverses, il suffît de mettre en communication, 

 respectivement par un fd conducteur, les mêmes pôles-zinc avec les presses ù 

 vis des enroulements inverses : les circuits sont achevés par le fil commun. 



Il y a donc en tout cinq fils qui aboutissent à l'appareil et qu'il est très- 

 facile d'établir. 



Je ferai remarquer ici qu'il est nécessaire que les courants aient toujours 

 le même sens, pour ne pas renverser les pôles permanents du chronomètre 

 et du poids : c'est pourquoi j'ai adopté comme type la disposition que je 

 viens de décrire. Après l'établissement des circuits, il est bon, avant d'opé- 

 rer, de s'assurer du sens des courants et de leur intensité. Le sens se recon- 

 naît immédiatement au moyen d'une petite boussole que l'on présente suc- 

 cessivement aux deux électro-aimants : le disjoncteur étant fermé, le même 

 pôle doit être attiré, tandis que c'est le pôle contraire qui sera attiré par les 

 deux électro-aimants, si l'on ouvre le disjoncteur. 



Quant à l'intensité des courants, elle doit être énergi(iue et maintenir forte- 

 ment le chronomètre et le poids; l'intensité des courants inverses doit être 

 suffisante pour maintenir, quand ils agissent seuls, un petit cylindre d'épreuve 

 de fer doux. Si ces courants sont trop forts et neutralisent par trop l'action 



