10 SUR UN CHROiNOGRAPHE 



doux ; il en résulte qu'ils présentent , au point de contact avec leur électro- 

 aimant , un pôle permanent de même nom que celui (jue tend à donner à 

 cetélectro-aimant le circuit inverse; aussitôt donc que l'action de ce dernier 

 circuit devient prédominante , les contacts doivent tomber. Le remplacement 

 du fer doux par l'acier est de la plus grande importance pour la régularité 

 de la marche de l'appareil. 



Lecture des traits. 



La lecture exacte de la hauteur de chute correspondant à un Irait se fait 

 sans difficulté : la distance des deux embases du chronomètre en station au 

 couteau de la détente est mesurée très-exactement une fois pour toutes; il 

 suflit donc de mesurer la dislance du trait au bord inféi'ieur du cartouche, 

 ce qui se fait au moyen d'un compas à coulisse donnant les dixièmes de 

 millimètre. Le trait, ou plus exactement la coche [figure 4) produite, dans 

 le cartouche récepteur, par le couteau de la détente, présente à sa partie 

 inférieure un plan ab normal à l'axe du cartouche. Sa distance au plan cd 

 peut donc aisément se mesurer avec toute Texaclitude désirable, au moyen 

 d'un compas à coulisse ou d'un instrument analogue facile à imaginer. 



CHAPITRE IL 



EXAMEN THÉORIQUE ET PRATIQUE DES DIFFÉRENTES DISPOSITIONS ADOPTÉES 

 DANS LE CHRONOGRAPHE. MANIEMENT DE l'aPPAREIL. 



Du chronomètre. 



La connaissance du temps se déduit de la chute libre et sans frottement 

 d'une baguette d'acier. Abstraction faite de la mise en œuvre de ce chro- 

 nomètre, il présente sur tous les autres les avantages suivants : 



1" Il est le plus simple. 



