NOTES. 



VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DU CHRONOGRAPHE. 



Afin de ne laisser aucun don le sur !a valeur absolue des résultats fournis par le chro- 

 nograplie dans la mesure de la vitesse d'un projectile, j'ai cherché à vérilier expérimen- 

 talement les indications qu'il donne pour la mesure du temps. A cet effet, j'ai contrôlé : 



1" Le temps que marque l'appareil lors de la disjonction simultanée; 



2» Celui qu'il marque lors de la disjonction successive. 



Contrôle du disjoncteur. 



J'ai interposé dans les deux circuits le disjoncteur du pendule électro-balistique de 

 M. le major Navez, convenablement réglé. Les deux courants passaient dans les ûls dis- 

 posés sur un même cadre-cible , de façon à être rompus en même temps par le projectile. 

 Ces deux modes de disjonction simultanée ayant toujours donné les mêmes hauteurs 

 de chute que le disjoncteur du chronographe, j'en ai conclu que la vérilication expéri- 

 mentale de ce dernier était suffisamment établie. 



Contrôle du temps marqué lors de la disjonction successive. 



Cette seconde partie de la vérilication a été plus longue et plus difficile. Elle a exigé 

 l'emploi d'un nouvel appareil que j'appellerai contrôleur. Son but est de rompre, comme 

 le projectile, successivement les deux courants, mais en mettant entre les deux ruptures 

 un temps exactement connu. Si l'appareil marque le même temps, la vérification en 

 sera faite. 



Description du contrôleur. (PI. IL) 



Cet instrument se compose d'un cylindre de fer doux suspendu à un électro-aimant 

 double qu'active une pile spéciale. Les deux barreaux dé l'électro-aimant sont con- 



TOME XXXll. ^ 



