RKCHERCHES 



Dépression du mercure entre des plans parallèles. 



Celle dépression peut être observée avec la plus grande facilité si les deux 

 plans sont des glaces de verre poli. Le sphéromètre servira pour des écarts 

 notables des deux glaces, le cathétomèlre pourra être employé pour les petits 

 écarts. Avec ce dernier instrument, mon appareil d'observation se composait 

 d'une cuvette dont le fond et trois des faces verticales sont taillés dans une 

 seule pièce de bois ; la quatrième face verticale est formée par une glace fixée 

 dans une rainure et mastiquée; elle a m , 130 de hauteur sur m ,100 de 

 largeur. Sa dislance à la paroi opposée est de m ,040, et suffit pour permettre 

 le nettoyage de la face intérieure de cette glace. Derrière celle-ci on fixe 

 une seconde glace. L'interposition de corps d'épaisseur bien uniforme, tels 

 que des bandes de glace ou des fils métalliques entre ces deux glaces, permet 

 d'en assurer le parallélisme avec un écart déterminé. Le serrage uniforme de 

 celle se> onde glace contre la première s'obtient au moyen de morceaux de 

 liège d'épaisseur égale, introduits de force entre cette seconde glace et la 

 paroi opposée de la cuvette. 



Cette cuvette se ferme au-dessus par une petite planche percée de trois 

 trous. L'une est un écrou dans lequel tourne une vis en fer à deux pointes, 

 servantà prendre le niveau du mercure en dehors des glaces; les deux autres 

 laissent passer un thermomètre plongeant dans le mercure, et le bout effilé 

 d'un petit entonnoir descendant jusqu'au fond de la cuvette et permettant 

 d'y introduire sans agitation du mercure très-propre. Lorsqu'on en a versé 

 de celte façon en quantité suffisante, on l'aperçoit entre les deux glaces, for- 

 mant une arête parfaitement horizontale et située à une distance plus ou 

 moins grande en dessous du niveau derrière les deux glaces. Si l'on a eu 

 soin de placer la cuvette bien verticalement, pour éviter les erreurs de réfrac- 

 tion , on peut mesurer directement la dépression au calhétomètre en visant 

 successivement le niveau entre les deux glaces et derrière celles-ci. L'obser- 

 vation de la pointe extérieure de la vis permet de contrôler continuellement 

 la mesure de la hauteur du niveau dans le vase. 



L'écartement des deux glaces est connu : il est égal à l'épaisseur des bandes 



