SVR L'HtST. NATURELLE ET LES ARTS, zij 



le barometre; pour favoir fi dans ces puits , ou les exhalaifons de tant 

 d'efpeces fe repandent , les condenfations de I'air fuivroient les memes 

 loix qii'aii dehors. 



Je faillis a manquer cette intereffante operation par un accident arrive 

 a mon barometre. Je I'avois prctc ; & lorfque je I'examinai a la veille 

 de mon depart, je trouvai qu'on.y avoir laifle entrer de I'air. J'eus le 

 terns heureufement de le demonter, Sc d'y faire bouillir le mercure : 

 circonftance dont je ne fais mention que pour aifurer que je reuflis Ci 

 bien dans cette operarion , que des ce momeiir pendant tout mon 

 voyage , & jufqu'a ce jour , le mercure a toujours continue de s'atta- 

 cher au fommet du tube , lorfque je I'y ramene ; comme il s'y attache 

 au moment de rebuUition , & il n'en defcend que par une fecoufle. 

 Quelquefois la colonne fe rompt au-de(Tous du fommet, & il ne refte 

 que quelques lignes de mercure fufpendu. 



Cell: pour les barometres purges d'air a ce point , que mes formules 

 ont ete determinees : aufli ont-elles rculfi dans le Harcz, tout comme 

 dans les montagnes des environs de Geneve , ou elles ont pris naif- 

 fance. 



Voici encore^, Monfieur , une circonftance remarquable qui regarde 

 le barometre meme. Ayant eu befoin en quelques endroits de ma route, 

 d'obfervations correfpondantes, je m'adrellaia des amateurs, qui avoienc 

 de bons barometres j j'en trouvai entr'autres de M. Dollsnd. Je com- 

 parai ces barometres au mien , etant bien affure de trouver de la dif- 

 ference dans 1.^ hauteur indiquce i parce qu'ils avoient des refervoirs 

 en bas ; ce qui fait que la colonne baromecrique y eft toujours plus 

 courte, que dans un tuyau fimple en forme de fiphon, comme je I'ai 

 explique dans mon ouvrage fuv les modifications de Vatmofpherc. C'eft 

 aufli tout ce que je trouvai dans tous ces barometres : ils fe tenoient 

 tous plus bas que le mien, mais diverfement, fuivant quelques cir- 

 conftances particulieres , dependantes principalement du diametre du 

 tube , & de la figure du refervoir. 



En allant de Hannovre au Hartz , je palTai par Gottingue ou je ne 

 m'arrcrai point alors , parce que je voulois prohrer du beau terns. J'en 

 partis done fans avoir rien determine pour des obfervations corref- 

 pondantes du barometre j M. le Profefleur Lichtenberg ayant bien 

 Toulu fe charger du foin de m'en procurer , & renvoyant a mon tour 

 la comparaifon des inftrumens , il s'adrella , pour cet effet , a M. le Pro- 

 felFeur Erxleben , parce qu'il avoir un barometre fait d'un fimple tube 

 recourbe, fur le principe du mien. M. Erxleben eut la bonte d'obfervec 

 tres-frequemment ce barometre pendant mon voyage ; & c'eft d'apres 

 fes obfervations, que j'ai determine les hauteurs de quelques endroits 

 du Hartz, dont je ferai mention. 



A mon retour , /'apportai mon baromette aupres de celui de M. Erxle- 



