39i OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



elle a etc retranchU fur THygrometre : elie etoit en mains dans le fe- 

 cond, elle a ete ajouue. 



3". Si au contraire le Thermometre refte a li degres , pendant 

 que I'Hygrometre va fuccefliveinent a 15 & a 9 degres : voici comine 

 on en eftime la marche , d'apres la loi qui vient d'etre pofce. Dans le 

 premier cas, la difference duTliermometre a I'Hygromecre eft 5 degres: 

 elle eft en mains; on Vajoute, & on juge I'Hygrometre a 18 degres. 

 Dans le fecond , la difference eft la meme : mais elle eft en plus ,• on 

 la retranclie Sc on juge I'Hygrometre a 6 degres. Ainfi la difference de 

 la marche de I'Hygrometre en ces deux cas, n'eft pas feulemenc de 

 (J degres : (difference de 15 a p ) elle eft reellement deiz degres. (dif- 

 ference de 18 a 6.) 



4°. Si on voir le Tliermometre a 4 ^ degres — o, & I'Hygrometre 

 i 6 -\- o ; on prend la difference qui eft 10 1 ; & parce quelle eft en 

 mains , on \'ajouie fur I'Hygrometre qu'on eftime a 1 6 ^ degres ; & 

 ainfi de tous les cas femblables. 



Si done on appelie H I'Hygrometre , N le nombre de degres quel- 

 conques qu'indique fon echelle , D la difference des degres du Ther- 

 inometre a ceux de I'Hygrometre j on aura pour tous les cas pofli- 

 bles , revaluation des degres de I'Hygrometre par cette formule 

 H :=== N + D. 



De tout ce qui vient d'etre dit, on doit condure que la marche 

 des Hygrometres compares eft en raifon dirccie de leurs khelles refpec- ' 

 tives , 6* en raifon inverfe de eelles de leurs ihermomelres de cowparaifon i 

 ce qui fupofe cependant qu'on tien: I'Hygrometre dans les limites de 

 fon adivite naturelle; &: qu'il ne fe trouve pas dans des circonftances 

 qui peuvent detruire ou alterer fon rellort, comme feroit par exemple, 

 I'adion d'une trop forte chaleur fur la plume. Alais rant que I'inllru- 

 menr n'aura a foutenir que des variations qui ne s'ecarteront pas trop 

 de celle de notre atmofphere, on peut etre alfure que la loi qui vient 

 d'etre etablie, aura fon application. 



La feule infpedlion de I'Hygrometre & du Thermometre fera con- 

 noitre a chaque inftant, paries diferentes elevations du mercure dans 

 les deux inftrumens , ce qui domine le plus dans I'atmofphere, ou 

 du froid & du chaud , ou du fee & de I'humide ; fi le froid & le 

 chaud font fees ou humides, ii la fecherelfe & I'humidite font chaudes 

 ou froides, &c. Sec. 



Quand on aura un Hygrometre bieii regie , il pourra fervir d'etalon 

 pour en regler d'autres , en prenant fur I'inftrumenc a regler , deur 

 points d'obfervation les plus eloignes qu'il fera poflible, & qu'on aura 

 vus allez longtems flauonnaires. 11 fera cependant toujours plus sur 

 de prendre par experience, les deux points extremes de J'echelle, ainfi 

 qu'il a cte explique. 



La 



