SVR VHIST. NJTVRELLE ET LES ARTS. j95 



La route que M. de Luc a fuivie pour la graduation de fon Hygro- 

 metre eft, comme on fait, diffcrente de celie que j'ai tenue. 



!1 commence ( ;i/W. /•. 3 8 9 , 355.) par faire un 1 hermometre au 



mercure , regie felon les principes de Reaumur. 



11 caffe li boule de ce thermometre , & pefe foigneufement le mer- 

 • 11 • ' r o 



cure quelle contenoit. 



Le tube de ce meme Therraometre lui fere de tube pour I'Hygro- 

 metre ou'ii vent former. 



ll s'^iliure du poids du mercure contenu dans fon Hygromctre. 



Puis eniin il fait cette proportion , comme le poids du mercure 

 du Thermometre primitif, eft au poids du mercure de I'Hygrometre 

 qui lui a fuccede ; ainli I'etendue des degres du Thermometre pri- 

 mitif, eft a I'etendue des degres de I'Hygromette a regler. Tel eft le 

 principe de la graduation de M. de Luc. 



II eft evident que ces precedes ne menent qu'a reconftruire un fecond 

 thermometre , dont lechelle eft veritablemeni proportionnelie a celle 

 du premier, (ette echelle feroit done tres-propre a donner la marche 

 de I'inftrument , s'il n'agilfoit que comme I hermometre : mais elle n'a 

 aucun rapport a la marche de I'inftrument comme Hygrometre, c'eft- 

 a-dire,en tant que le mercure contenu dans I'inftrument , eft foumis 

 a I'aftion de la contradlion & de I'expanfion du corps de I'Hygrometre 

 occafioiinees par le fee & I'humide. ( J'apellerai toujours corps de 

 fBygror/ie-re , la maticre propre ivoire , plume , &c. dont il eft com- 

 pofc.) Ces deux marches, comme nous I'avons deja remarque plus haut, 

 fe contrarient fort fouvent ; puifqu'il n'y a rien de fi ordinaire que 

 d'cprouver un froid fee, ou une clialeur humide. 



11] pouroit done arriver que des Hygrometres conftruits dans les 

 principes de M. de Luc, c'eft-a-dire, dont les marches thcrmoniitri' 

 qiies feroient abftradtivement proportionnelles a celle de leurs Ther- 

 mometres primitifs , ne fulfent cependant pas comparahks entr'eux : 

 il fuffiroit pour cela , qu'il y eCit la plus legere difference dans le corps 

 de ces inftrumens ; ce a quoi la graduation de ce Phyficien ne reme- 

 dieroit en aucune facon. 



Si done les Hygrometres de fon invention fe font trouves a-peu-prJs 

 comparahks , la chofe ne vlent nuUement du principe qu'il a adopte 

 pour conftruire fon echelle ; mais de ce que dans la fabrication de 

 fes inftrumens , il a fu reunir les memes conditions avec alfer de 

 dextcritc, pour qu'ils produifilfent a-peu-pres les memes effets. 



Conftruifez deux Hygrometres dont les corps foient abfolument 

 femhlables pour le genre de matiere , pour le poids ik pour routes 

 les diaienfions ; donnez-leur des tubes parfaitement egaux ; & chargez- 

 les d'une egale quantite de mercure egalement bien pucifie : il eft 

 certain que ces Hygrometres feront comparabUs. Mais la difficulce 

 To:r.i XV. Part. /. 1 7SS0. MAI. D d d 



