394 OBSERVJTIONS SUR LA PHYSIQUE, 



extreme de reunir toutes ces conditions, fait qu'on ne ponrra jamais 

 fe flater de reulTir par de femblables moyens. 



On pourroit aufli abfolument conftruire des Tliermometres fur ce 

 principe \ mais il n'y a pas d'apparence que I'envie en vienne a per- 

 lonne. On s'en tiendra toujouis avec raifon , a la voie de I'obfervatioii 

 & de I'experience. On ne doi: pas fe conduire autremenc a I'egard de 

 I'Hygrometre ; & M. de Luc auroit donne une perfection de plus a 

 cec inftrument , s'il eut cherche , pour determiner fon echelle , un 

 fecond point fixe, femblable a celui que la glace fondanu lui avoir 

 fi heureufement procure (i). 



Au refte, ces reflexions ne peuvent diminuer en rien la gloire que 

 M. de Luc merite comme inventeur de I'Hygrometre : elks prouvenc 



(i) La graduation de M. Retz eft encore moins admilTible que celle de M.de Luc. 

 Ce Medecin prend auili pour o , ou pour premier terme de ion ccliclle , I'efFet de 

 la %lict fondante fur fon Hygrometre. II le met enfuite dans de I'eau 215 degres-^-o 

 au Thermometre de Reaumur. II pretend que la chaleur de I'eau fait monter ie mer- 

 cure de I'Hygrometre a une ccrtaine elevation. II divife I'efpacc parcouru en cinq 

 patties cgales qui lui donnent les degres de fon Echelle ; & il croit que chacun des 

 degres de fon Hygrometre r^pond a cinq degres du Thermometre de Reaumur , &c. &c. 



Les faits avances par M. Reiz & les iududious qu'il en tire, font peu d'accord 

 ovec I'experience. 



1°. J'ai toujours vu , ainfi que je le rapportc ci-deflbus , ( Anr. 5, IV. Experience.) 

 le mercure de I'Hygrometre, ou defccndre au.deflbus du terme de in glace fondante , 

 ou fe tenir a trespeu prcs a ce point, quand on le met dans de I'eau qui a environ 

 ij degt(!s de chaleur. 



1°. Si le mercure de I'Hygrometre monte , au premier inftant ou , retire de la glacc , 

 en le plonge dans de I'eau tiede a 15 degies, ceia vient de ce que le mercure con- 

 tenu dans I'Hygrometre eft plus promptement dilat^ par la chaleur fubite qu'il cprou- 

 ve , que les fibres de la plume ne le font par I'eau tiede qui agit fur elles. L'inftru- 

 ment ne marche alors, pour ainfi dire , que commc Thermometre; & fa marche com- 

 paree a celle d'un Thermometre quelconque , eft toujours en railon compofee direile des 

 quantites de mercure & inverfe du carre des diametres int^tieurs des tubes des deux 

 inftrumcns compares. 



Que M. Retz conftruife un Hygtometre qui ait un tube ^gal a celui d'un Thermo- 

 m«re quelconque ; & que les deux inftrumens aient , a la glacc, une meme quantity 

 de mercure. Dans le premier inftant dont il parle , il verra les deux inftrumcns mar- 

 cher prcfque ^galement ; les degres de THygromctre ne feroient done pas alors dans 

 le rapport dc 135, avec ceux du Thermometre. M. Retz n'a pu voir ce mpport 

 que iur des inftrumens qui fe font trouves conftruits de maniere a I'annoncer ; mais 

 il ne pent donncr ce fait particulier , pour un principe gtneral. 



J'ai fous les yeux une Vetuz {I'Efprit des Journaux , h\n\ 1780.) oil M. Builfart 

 de I'Academie d'Arras appuic fortcmert les droits qu'il reclame fur I'Hygrometre 

 public pat M. Retz. M. FuilTart paroit s'ctre referve le fecret de fa graduation ; il 

 eft a fouhaiter qu'il la fallt bicntot conroitre , afin que le Public jouiffe de I'avan- 

 tage de comparer nos deux Methodes. Pour moi je declate que , fi la graduation de 

 M. Builfart eft plus sure , plus commode & plus Cmple que la mienne , je ferai le 

 premier a I'adopcer, 



