SUR L'HIST. NATURELLE ET LES ARTS, jgj 



feulement que les forces de I'efprit humain font bien foibles , & que 

 le plus habile peuc a peine envifaget fous routes fes bees , I'objer le 

 plus borne. Ces triftes vericcs font beaucoup mieux connues des Savans, 

 que du relle des hommes : ce font- la pout les premiers , comme des 

 fecrecs de famille. 



ARTICLE TROISIEME. 



Obfervatlons prlncipales faltes fur mes Ilygromecres. 



Aufli-tor que j'eus conftruit des Hygrometres, je les obfervai fani 

 relache &c les mis a routes les epreuves que je pus imaginer. Je vais 

 raporter les experiences & les obfervations les plus interelTantes que 

 j'aye faites (i). 



I. J'ai remarque que dans les dimenfions que j'ai confeillecs , {Art. 

 premier. ) i'inftrument eroit forr finjibk quant au premiers degres de fa 

 marche \ mais qu'il lui falloit plus de terns qu'au Thermomerre , pour 

 acqucrir fes derniers degres: on ne doit done pas faire les reductions 

 prefcrites dans I'Article precedent , avant que le thermom^tre ne fe 

 foit fixe aiTez longtems pour que I'Hygrometre ait eu tout fon effer. 



J'ai encore remarque que la marche totale de I'inftrument, par la 

 feule imprelfion de I'atmofphcre & independamment de route reduc- 

 tion , etoit de 5 a <J pouces •, & que fes variations en plus & en 

 moins, alloient quelquefois dans le menie jour a lo ou ii lignes. 



Pour que I'Hygrometre ait tout I'effet qu'il peut recevoir de I'atmof- 

 phere, il faut Texpofer a I'air libre , en le mettant feulement a I'abri 

 de la pluie & du foleil. On pourroit le placer au Nord dans une 

 petite tjoite ouverte par le bas , & qui auroit un vitrage fur le cote 

 oppofe a I'inftrument. L'Hygrometre en general a peu d'eftet dans 

 une thambre clofe. 



D'apres les dimenfions que j'ai demandees , le degre eft de deux 

 lignes environ. On con^oit que les degre-s feroient plus ou moins 

 grands , en augmentant ou en redulfant ces memes dimenfions. 



II. Des Hygrometres conftruits fur les principes expofcs dans ce 

 Mc'moire , n'ont guere diffcre entr'eux de plus d'un degte : le plus 

 fouvent meme leut marche a etc egalei, 



Apres avoir etc dans I'eau &c a differeatcs epreuves , je ne me fuis pas 



(i) M. Rctz ouvrc i)n va^e champ d'cxp^riences aiilTl utiles que curieufcs par le 

 moycn qu'il enfejgne ;;. 48 dc foil Traite dc I'Hygrometre : f'cft de pla;er le 

 coips de IHygrometre fous uiic cloclic dc verrc qu'OD fofc fur Ics objets done oa 

 vcut examiner fijpar^ment les divcrfes emanations. 



1780. MAI. D dd 1 



