55X5 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



apper^u que , revenus dans leur ctac naturel , mes fiygrometres fuflent 

 moins Jcniiblcs & moins fideics qa'aup.iiavint. 



y&n ai expofe qiielques-uns pendant pUifieiirs jours, a un feu nud 

 qui faifoit raoncet le Thertnomctre a 65 & 70 degres. J'ai obfervc 

 que tant que ladlion du feu eft moderce, & quelle ne s'eleve pas 

 au-delfus de 15 a 30 degres , rKygromttre chemine ttcs-bien 6r 

 s'ecarte affez peu de la marche du Thermomecre. Mais quand le feu 

 eft vif, il femble qu'il cngourdifje, i\ on peuc parler ainfi, les relTorts 

 de I'Hygrometi'e : il marche tres-peu : on a beaucoup de peine a le 

 faire monter au degre de la PouU couvante : retire de ce grand feu 

 & retnis a I'air libre, il eft affez longtems fans donner de marques 

 is fenfibiliie , le mercure defcend fort peu 5 mais enfin rinftrument 

 reprend fon adtivite & fa marche ordinaire. Je n'ai pas trouve dans 

 le cas dont il s'agit, de meilleur moyen pour retablir promptement 

 le relfort de I'Hygrometre, que de le tenir quelque terns a la cave. 



III. J'y ai mis plufieurs Hygrometres : I'humiditc de lair les y a 

 fait defcendre prefque audi bas que le terme de la glace fondance. 

 Ces manes Hygrometres plonges dans de I'eau a la cave , fc font tenus 

 a tres-peu pres au meme degre : ce qui prouve evidemment qu'uu 

 air furcharge de vapeurs acqaeufes , mouilk ^ pour ainfi dire, autant 

 & plus en certains cas que I'eau meme , comine on le verra par 

 la Ve, experience ci-deftbus. 



J'ai obferve des differences de i &; pres de z degres dans diverfes 

 caves DU j'ai fait mes experiences ; quoique la chaleut y fut abfolu- 

 nient egale. L'humidite varie audi quelquefois d'uu demi-degte dans 

 la meme cave. 



11 a fallu deux mois environ a I'Hygrometre d'ivoire que M. de Luc 

 {ibid, page 4^7.) avoit mis dans fa cave, pour artiver a-peu-pres 

 au terme de la glace fondanu 5 mes Hygrometres fe fixent a ce point 

 en moins de trois jours. 



IV. Des jours d'Ete oil la temperature de I'air etoit de zi a i<S 

 degres au Thermomctre de Reaumur , j'ai mis plufieurs Hygrometres 

 dans de I'eau qui avoit meme temperature que I'air; quelques Hy- 

 grometres ont defcendu prefque auffi bas que le terme de la glace 

 fondanu y d'autres meme un peu plus bas. 



Get effet ainfi que le precedent fe con^oit aifement. De I'eau qui 

 .a un certain degre de chaleur , doit penetrer plus efficacement la 

 ■fubftance de la plume & la dilater davantage. L'expanfion que la 

 .plume revolt alots , pent fe ttouver aufli gr.-inde & meme plus grande 

 a proportion que la rarefadlion produite par la chaleur fur le volume 

 du mercure contenu dans I'Hygrometre; 6c dans ce , cas le mercure 

 doit, meme independamment de toute redudtion, ou fe foutenir au 

 terme zero, ou tomber au-deflbus de ce terme. 



