j84 OBSERFATIONS SUR LA PHYSIQUE, 



M E M O I R E 



Sur I'Hygrometre ; 

 Par M. I' Abbe CopineAu. 



J-JES Phyficieiis ont fenci de tout terns la ncceffite d'un bon Hygro- 

 mccre; mais leius efforts pour s'en procurer avoienc ete infru6lueux. 

 11 etoir referve a la fagacite de M. de Luc, Citoyen de Geneve , d'eii- 

 ricliir la Phyfique de ce precieux inftrument. U a conligne fa dccou- 

 verte dans uii Memoire prcfente a la Societc Royale de Londres , en 

 1775. Ce Memoire fe trouve dans le ptefent Journal , Annce 1777 , 

 mois de Mai & de Juiii (i). 



L'Hygromctre de M. de Luc confifte elTeiuiellement dans un tuyau 

 mince , on cylindre creux d'ivoire de 2 pouces 8 lignes de long & 

 de i i lignes de diametre , auquel il adapre un tube de verre femblable 

 i ceux des tliermometres. Ce tube a i lig. de diametre intcrieur &: 

 1 4 pouces de long. 11 fi;ut voir les details de la confttudion de cec 

 inlltument, dans le Memoire meme de M. de Luc. 



Le plus grand inconvenient de cet Hygrometre , c'eft que la fabrica- 

 tion en exige beaucoup de dexterite : ce qui le rend d'un ufage moins 

 commun. M. de Luc a pourvu lui-meme a cet inconvenient, en indi- 

 quant de fubftituer des tuyaux de plumes a ecrire au cylindre d'ivoire : 

 ( Journalde Phyfique 1775, pag. 471.) C'eft ainfi que je conftruits ( 1 ) 

 les Hygromecres dont je vais expofer dans ce Memoire , la Fabrica- 

 tion , les Ptincipes &: I'Ufage. 



M. de Luc a lailfe peu de gloire a moiifonner dans cette carriere ; 

 ceux qui y paroilfent apres lui , n'en ont gucte d'autre a efperer que 

 celle defimplilier la conftruftion d'un inftrument aulll utile, d'en rendre 

 I'ufage commun j &c tout au plus d'y faire quelques legeres redifications. 



(i) Voyez aulTi Memoire fur les Hygiom^tres , par M. Senebier. Journal de Phy- 

 fique 1778 , Torpc I, p. 411. 



(i) M. Retz, Medccin d'Arras , fait auffi des Hygromecres avec des tuyaiix de 

 plumes, comme on peut le voir dans Ion Trdite d'un nouvel Hygrometre compa-. 

 ruble , qui fe trouve 3. Paris , chez Mcc]uignon I'aine , a la fuite de la Meteorulogif 

 (ippli(iaee a la Medecine & a I' Agriculture , par le meme Au'teur. 



Ceft-U 



