38(? OBSE-RF-ATIONS SUR LA PHYSIQUE , 

 barqi^-.du verre & If Qolonne de mercure ne feroic pas continue : s'il 

 etoic feeaucoup plus grand , la marche de I'inftrument pourroit ne pas 

 paroitre alfez fenlible. 



L'extrcmitc fuperieure du tube eft temiinee par. un petit cvafement , 

 ou demi-olives. 



L'inftrument ctAnt ainfi difpofe , on le remplit de mercure bien 

 purifie , jufqu'a moitic d-peu-pres du tube. 



On a grand'.fqin de £ure fortir les bulles d'siir qui pourroient fe 

 irouver dans rincerieur de l'inftrument ; pour y parvenir, on le tourne 

 circulairement avec rnpidite; & on le tient verticalement d'une main, 

 pendant qu'on. frappe a coups prefTcs , le bras avec I'autre, ou fur le 

 genou. On frappe ainfi , jufqu'a ce qu'on n'appercoive plus de bulles 

 d'air a la furface intcrieure de la plume. On introduit , comme pour 

 les' thermometres a mercure , un crin de cheval dans le rube , pour 

 faeiliter la defcente du mercure. 



, L'Hygrpmetre ainfi charge , fe met dans de la glace pllee & fondante : 

 on I'y plonge jufqu'au maftic T, avec la precaution d'inferer les plu- 

 mes dans de^petits tuyaux de fer-blanc AC. [Pl.z. F10.2..) Ces tuyaux 

 ont 30 a 31 lig. de haut, &: environ 6 de diametre. Leur fond C eft 

 ferme i &: I'onfoude en-dedans fur la piece qui le forme , un petit 

 cetcle de fer-b!anc deftine a recevoir le bout e de la plume. L'orifice 

 fuperieur du tuyau fe ferme par le rapprochement de deux petites pie- 

 ces de fer-blanc mobiles BB , au centre defquelles la plume fe tiouve 

 enf^aiJee par le haut. Ces tuyaux font perces latcralement de petits trous 

 f £ qui iailfent entrer I'eau, mais non les gla^ons. 

 ■j Le vafe oii L'on met la glace pilce , doit avoir dans fa partie infe- 

 rieute, un robinet par lequel on f.ut ecouler I'eau , quand on veut re- 

 nouveller la glace.. On pourroit fonder au fond du meme vafe, pki- 

 fieurs tuyaux femblables a ceux que nous venous de decrire. 



On marque fur le uibe de i'Hygronietre avec un til gommc ou 

 autrement, le point le plus bas ou fe fixe le mercure : il feroit boa 

 que ce point tonibat' a 15 ou 18 lig. au-deflTus de I'infertion dutube 

 dans la plume.* On otera ou Ton ajoutera du mercure, jufqu'a ce 

 qu'il foit a-peu-pres parvenu a cette hauteur. 



II faut ctre attentif a faifir le point de la plus balfe defcfente du 

 mercure, laquelle fe manifefte communcment au bout de 15 a 18 

 heures : car , paffe ce terns , le mercure remonte a caufe de I'eau qui 

 fouvent s'introduit dans I'interieur de la plume, &: qui repoulfe le 

 mercure, M. de Luc s'eft apper(;u du meme effet fur fon Hygrometre 

 d'ivoire. ( i/'/V/. /'. 394.) Ainh done quand le mercure commence a 

 remouter au-dellus du point qu'on a marque comme le maximum de 

 la defi-ente , on retire les Hygromctres de la glace. 



On abrege beaucoup I'operation dont Je viens deparler, en tenant deujt 

 ou trois.joiits les Hygtometres a la cave , avant de les mettre a la glace. 



