SUR L-HIST. NJTURELLE ET LES ARTS: ^87 



t-e point de la glace fondante erant deterinjiic ■, il ne.-s'agit plus que 

 de trouver uii autre point fixe , eommode , facile a veiifier , pour en iaira 

 \e fupremum de lYchelle , commc \^ glace fondnnw en a dccermine I'/zz/T- 

 miim. M. de Luc n'a pas iiidiquc de point femblable- , & Ton pent dire 

 que r.'elt a-peu-pies !a fculedccouverte importante qu'il ait lailFce afaire. 



Jo me fuis occupy de'la recherche de te point : envain I'ai-je' voulu 

 trouver en difFcrens genres & etats d'humidite^ je n'ai tien decouverc 

 de Titisfaifant par cettevoie. Ces divers ctats d'humiJite nctoient 

 pas alfez fixes; & tons me donnoient de rrop petits inrervalles , pour 

 les prendre comme termes fondamentaux de mon cchelle. 



En travaillant fur I'Hygrometre, j'avois pour principal objet de le 

 fiire fervir a perfettionner ma nftthode de faire eclore les cEufs des 

 oifeaux de balFe-cour par une chaleuc artificielle ; (i) j'ai confcqaem- 

 ment dirige mes premieres obfervations Hygromccriques, fur les Pou- 

 les couvantes : je leur dois ce point precieux qui etoit fi necelFaire pour 

 donner une bafe folide a mon echelle. 



Lors done que j'ai fixe Xinfimum de mon cchelle a Is. gLacc fondante , 

 comme je viens de I'expliquer ; je fais avec le tranchant d'nne pierre a 

 fufil , une petite marque fur le tube meme a I'endroit 011 ell le fil , 

 de crainte d'errcur : &: quand la plume eft revenue dans fon etat na- 

 turelj c'eft-a-dire , au bout d'un ou de deux jours, ou meme davan- 

 tage ; j'infinue mes Hygromctres fous des Poules couvantes. lachofe 

 devient facile , en faifant couver les Poules dans des paniers d'ofier a 

 claire-voie. On palfe horifontalement la plume & le tube , par une 

 fente du panier; de maniere que la plume Ibit au centre du nid , & 

 couvette exadtement par le corps de la Poule. Au bout de vingt-qua- 

 tre heures environ , on retire I'inllrument : on I'obferve verticalement; 

 & fans perdre un inftant , on marque fur le tube, le point, oil Ton 

 voit le mercute. On reicere trois ou quatre fois I'obfervation , 8c juf- 

 qu'a ce cju'on fe foit bien alTure du maximum de Tafcenlion du raer- 

 cure dans le tube. On arrcte un fil gomme ; ou meme on fait un 

 petit cran fui le tube , a ce point. 



Quand on a determine ces deux points, on place I'Hygrometre fur 

 fa monture qui eft des plus limples : ce n'eft autre chofe qu'une 



f)etite planche de fapin evidee a jour , felon route la hauteur de 

 a plume P £, & qui a une petite rainiirecc oii fe loge le tube. 

 On pofe fur la planchette le terme o , au point de la plus bafle 



(i) L'Ouvragc oil jc rends comptcdc mon travail fur ccttc matiere eft intituW , 

 OrnithotroI'Hie ARTinciEltE ou An de faire eclorre 6" d'elever la Volaille , 

 par le may en d'une clialear artificietle : il fe vend chez Moiin , rue Saini-Jacqucs , a 

 la Ve rite. On trouvc aulTi clicz Ic meme Libraire, des cxemplaircs da pr^fent Mc« 

 moire. 



1780. MAI. C cc X 



