5S8 OnSBRFJTIONS SVR LA PHYSIQUE, 



defceiue da mercure a la glace fondanu ; & Ton divife en 3 ; parties 

 cgales oil degre's, I'efpace compris eiitre ce terme Sc celui ish Poule 

 couvanie , enforce que ce dernier terme reponde an trente-troificme 

 depre fur lechelle qu'onprolonge a voloncc au-delTus Sc au-delFous de 

 ces deux termes fondamentaux. 



Je mets le terme fuperieur de mon echelle a 5 3 degres ; parce que 

 je fuis porte a croire que ce degrc eft aulVi celui ou la Foale couvanie , 

 fait monter le tliermoiuetre de Reaumur ; Sc que ce degre , felon mes 

 obfervations particulicres, donne plus exadement la clialeut. de la Poule 

 que le 51J qu'on lui afligne otdinairemenc. 



On bouche avec de la laine ou avec un petit morceau d'eponge fine ^ 

 la petite olive S qui n'eft pas fcellce. 



On place a cote de I'Hygrometre & fur la meme planchecte , un. 

 Thermomctre a mercure de Reaumur, par la raifon que ces deux inf- 

 xrumens doivenc prefque toujours etre obfervcs conjointement, & fe 

 corriger I'un par I'autie , comme il fera bieiitot explique. 



La boule du Thermometre doit aulli etre ifolee, ahn que I'air agilFe 

 librement fur route fa furhice. 



II n'y a pas, ainfi qu'on le volt, d'inftrument de Phylique plus 

 fimple que celui que je viens de decrire. 11 fera facile a cous ceux qui 

 €n auron: befoin , de s'en procurer par eux-memes. Si cependant on 

 veur s'cpargner la peine d'en conftruire , on trouvera de ces Hygrome- 

 tres tout faits, chez les fieurs Sykes Opticien , place du Palais-Royal;, 

 Gouberc,rue Saint-Andre-des-Arcs, Sc Banin, £iuxbourg Saint-Anioine- 



ARTICLE SECOND. 



Raifons di mes procidh dans la conJlruUion dc mon Hygrometrc,- 



La plupart de ces raifons fe voient d'elles-mcmes : je ne detaillerat 

 ici que celles des precedes les plus importans. 



I. Je lailTe ouvert le haut du tube de mon Hygromctre , ainfi que 

 le recommande exprelTement M, de Luc. i'lbid. p. 396.) Jen'ai pas- 

 encore alTez de faits pour decider , fi on pent le fceller ians inconve- 

 nient. 



II. Lorfque je mexs mes Hygrometres a la glace, j'en infere les plu- 

 mes dans des cuyaux de fer-blanc A C perces lateralement de petits 

 trous , pout les garantir du contatt immediat des gla^ons ; parce que j'ai 

 obfetvd plufieurs fois que les gla^ons qui s'appliquent fur la furface do 

 la plume , la luouUkni moins que I'eau menie j Sc que par confequenE 

 Ja defcente du mercure dans le tube, n'eft pas alors aufli grandequ'elle 

 devroit I'ecre. 



